136 
PAUL DUTOIT ET MARCEL DUBOUX 
pliâtes, chaux, alcalinité, etc.) le point final de la réaction 
se produit après l'addition de 0,2 à 1,5 cm 3 de réactif. 
Cette faible quantité doit pouvoir être mesurée à 1 à 2 °/o 
près, c’est-à-dire que la burette doit permettre d’apprécier 
quelques millièmes de cm 3 . 
) Pour cela on divise une burette de 
1 cm 3 en centièmes. La distance entre 
deux divisions est de 2,5 à 3,0 mm., 
et l’on pourra apprécier à l’œil le mil¬ 
lième. Un réservoir de 5 à 10 cm 3 relié 
à la burette par un robinet (fîg. 1) faci¬ 
lite le remplissage. 
Une cause d’erreur fréquente vient 
de ce que les robinets à émeri c et d 
ne ferment pas hermétiquement. Il est 
facile de s’en assurer en établissant 
une différence de niveau dans les deux 
branches de la burette et en notant la 
s -u- position du ménisque de temps en 
temps. 
FqY I d Fig. 1. T | -, 
Il est rare que les constructeurs 
livrent des appareils bien jaugés, aussi convient-il 
de les calibrer soigneusement avant de s’en servir. 
Dans ce but on remplit la burette d’eau distillée (ou 
de mercure) et on détermine le poids de liquide compris 
entre les divisions 0 — 0,5 et 0,5 — 1,0. Lorsque les 
chiffres obtenus diffèrent sensiblement de 0,500 (ou de 6,77) 
grammes, il est nécessaire d’établir une table de correc¬ 
tion 1 * . 
Il faudra naturellement veiller à ce que l’intérieur de la 
burette soit parfaitement propre, et nettoyer le verre de 
temps à autre avec de l’eau de savon et de l’alcool. Nous 
1 La maison H. Baudin, à Paris, nous a cependant livré deux de ces appa¬ 
reils où les erreurs de calibrage étaient inférieures à 0,1 °/o. 
