138 
PAUL DUTOIT ET MARCEL DUBOUX 
beaucoup au modèle d’Arrhenius. Les dimensions sont : 
hauteur 13 cm., diamètre en bas 3,5 cm., diamètre en haut 
4,5 cm. Section des électrodes en platine 2,5 X 2,2 cm., 
épaisseur 0,03 cm., écartement 1,8 cm. Le thermomètre 
est divisé en cinquièmes de degré ; son échelle, longue de 
10 cm., va de 15 à 30°. 
Le réactif est introduit dans la cuve par une petite 
ouverture latérale a fermée par un bouchon en liège. 
Les fils de platine, soudés aux électrodes, sont coudés à 
leur sortie du verre et pénètrent dans les godets à mer¬ 
cure du support en bois. Le contact entre les électrodes 
et l’appareil de mesure est ainsi assuré simplement en po¬ 
sant la cuve sur son support. 
Les électrodes sont platinées en électrolysant lentement 
une solution de chlorure de platine à 3 °/o renfermant un 
peu d’acétate de plomb (0,02 à 0,03 °/o). 
Le dépôt de noir de platine s’altère à la longue en ab¬ 
sorbant un peu des précipités gélatineux qu’on forme dans 
la cuve ; il devient blanchâtre et granuleux. Pour mainte¬ 
nir les électrodes propres, on évitera autant que possible 
qu’elles restent en contact prolongé avec les précipités, et 
on remplira la cuve d’une solution diluée d’acide chlorhy¬ 
drique pendant qu’elle reste inutilisée. De temps en temps, 
on électrolyseraune solution diluée de cet acide dans la cuve, 
en changeant deux ou trois fois les pôles. En prenant 
ces précautions, les minima du téléphone et par conséquent 
les déterminations de conductibilités sont très sensibles. 
Si ces soins ne suffisaient pas pour obtenir de bons 
minima, il faudrait platiner à nouveau les électrodes. Nor¬ 
malement cette opération doit être faite tous les deux mois, 
en cas d’usage journalier de la cuve. 
Il n’est, en général, pas nécessaire de connaître la capa¬ 
cité ou constante des cuves, sauf pour la courbe à la baryte 
(p. 214) qui est repérée sur un graphique spécial, et pour le 
calcul des cendres du vin (p. 251). 
