140 
PAUL DUTOIT ET MARCEL DUBOUX 
les déterminations de conductibilité qui constituent la titra¬ 
tion soient effectuées à des températures ne différant pas 
de plus d’un dixième de degré. 
Après avoir pris la conductibilité initiale du mélange, 
on introduit le réactif par rouverture a munie d’un bou¬ 
chon de liège; on agite quelques secondes, en renversant 
la cuve, on note la nouvelle valeur de la conductibilité, 
puis on procède à une nouvelle addition de réactif, et ainsi 
de suite. 
Une variation brusque de la conductibilité indique que 
l’on a dépassé le point final de la réaction ; il suffit alors 
de faire encore deux ou trois additions de réactif pour 
que l’opération soit terminée. 
Suivant la titration en œuvre, le réactif sera ajouté par 
quantités de 0,03, 0,05, 0,1 cm 3 , etc., et le dosage néces¬ 
sitera plus ou moins d’additions successives. Alors que 
quatre ou cinq points suffisent pour construire la courbe 
de précipitation des chlorures, par exemple, il faudra une 
quinzaine de points pour la courbe de neutralisation par 
la baryte. Le guide pratique renseignera sur ces particula¬ 
rités pour chaque dosage. 
L’introduction du réactif dans la cuve peut occasionner 
des erreurs par pertes, surtout quand la réaction est ter¬ 
minée après l’addition de quelques dixièmes de cm 3 (dosage 
de Cl, P 2 0 5 , CaO, etc.). Chaque perte, si minime jsoit-elle, 
se traduit par une erreur considérable dans le résultat 
final. Pour les éliminer, nous recommandons d’ajouter le 
réactif en enfonçant autant que possible la pointe effilée de 
la burette dans l’ouverture a, de manière qu’elle touche la 
paroi intérieure. Le réactif adhérant aux parois du col sera 
recueilli en renversant la cuve, avant que le bouchon de 
liège soit enfoncé profondément. 
Construction du graphique. — Pour des titrations cou¬ 
rantes, on établira la courbe sur du papier quadrillé ordi- 
