142 
PAUL DUTOIT ET MARCEL DUBOUX 
Les électrodes E servant à mesurer la conductibilité ne 
sont pas fixées dans la cuve, mais y plongent seulement 
(électrodes plongeantes). Pour l'analyse de solutions très 
diluées on adoptera un modèle assez grand, tandis que 
Tune ou l’autre des électrodes représentées en demi-gran¬ 
deur dans la figure 3, suffi¬ 
sent pour les titrations cou¬ 
rantes. 
Le platine peut être rem¬ 
placé dans ce cas par le mé¬ 
tal blanc (alliage de Sn) qui, 
par galvanoplastie, est d’a¬ 
bord argenté, puis doré, et 
enfin platiné. Ces électrodes 
sont peu coûteuses et pour¬ 
tant assez durables. Nous 
en utilisons depuis une année 
sans que le dépôt de platine 
soit altéré. 
Le réactif est contenu 
dans une burette de 10 cm 3 , 
divisée eu cinquantièmes de 
cm 3 et soigneusement cali¬ 
Fig'- 3. 
brée. Les erreurs de volume ne dépassent pas 0,015 cm 3 , 
quand les parois intérieures sont très propres. 
Comme pont, il est préférable de remplacer le fil calibré 
d’un mètre par un fil de cinq mètres, dont deux mètres 
sont enroulés à chaque extrémité de la règle graduée. La 
maison Leclerc et C ie , à Genève, nous a construit quelques 
ponts de cinq mètres avec fil très bien calibré, permettant 
des mesures de grande précision. La position de l’index 
correspondant au minimum est généralement fixée à 0,1- 
0,2 mm., ce qui entraîne une erreur de 1 à 2/25 000 sur 
a 
la valeur de 
b R’ 
