INTENSITÉ DES RADIATIONS ULTRA-VIOLETTES SOLAIRES 359 
Le dispositif expérimental utilisé dans nos recherches se 
compose d ? un cylindre de laiton, muni d’une ouverture 
avec diaphragme, permettant aux rayons solaires de pé¬ 
nétrer à l’intérieur et d’arriver ainsi sur une sphère de 
zinc amalgamé, de 2 cm. de diamètre, placée suivant 
l’axe géométrique du cylindre, elle constitue ainsi l’arma¬ 
ture interne d’un condensateur, dont l’armature externe 
est le cylindre lui-même ; elle en est isolée par un bouchon 
d’ambre, dans lequel pénètre la tige métallique à l’extré¬ 
mité de laquelle elle se trouve placée. A l’extérieur, elle 
est mise en relation avec un électroscope d’Elster et 
Geitel. 
Chargée d’électricité négative, la sphère de zinc amal¬ 
gamé ne tarde pas à se décharger sous l’action des radia¬ 
tions ultraviolettes de la lumière solaire (effet Iiertz-Hall- 
wachs) et c’est le temps plus ou moins long nécessaire à 
la production d’une chute de potentiel connue, toujours la 
même, de 630 volts dans nos expériences, qui mesurera 
l’intensité plus ou moins forte de ces radiations. 
L’on sait que cet effet photoélectrique est fortement dé¬ 
pendant de l’état de la surface métallique, dans le cas 
particulier du zinc amalgamé, frappée par les radiations. 
Il est impossible d’affirmer que cet état soit rigoureuse¬ 
ment identique pendant une série d’expériences, et cela 
devient plus douteux encore si l’on considère des séries 
différentes; c’est essentiellement dans ce fait que réside le 
manque de précision de la méthode photoélectrique. Nous 
y avons suppléé de notre mieux en amalgamant toujours 
les sphères de zinc par le même procédé, puis en les po¬ 
lissant après chaque mesure ; lorsque le poli d’une sphère 
était quelque peu altéré, celle-ci était remplacée par une 
autre nouvellement amalgamée. 
Les mesures ont été faites à Lausanne (553 m.) et à 
Leysin (clinique du D r Rollier, 1300 m.) et sont repré¬ 
sentées par les courbes jointes à ce travail; l’intensité me- 
