228 BULL. SOC. YAUD. SG. NAT. XXXIII, 126 . 
UN NOUVEAU MICROSCOPE GRAND MODÈLE 
POUR LA MINÉRALOGIE ET LA PÉTROGRAPHIE 
par Jules AM ANN 
PL IV. 
Cet instrument a été construit sur Jes indications du profes¬ 
seur Brugnatelli, de l’Université de Pavie, par M. F. Koristka, à 
Milan. Sur ma demande, M. ; Koristka a bien voulu apporter 
quelques petites additions à son projet original; dans sa forme 
actuelle, ce microscope représente un instrument à la fois com¬ 
plet et d’une structure aussi simple et solide que possible. 
Le statif appartient au grand modèle: sa hauteur totale est 
de 40 cm.; il est monté sur un pied en fer à cheval et possède 
une stabilité parfaite pour toutes les inclinaisons. L'appareil 
(Téclairage peut être élevé et abaissé à volonté au moyen d’une 
crémaillère. Le polariseur et le condenseur sont centrables sur 
Taxe optique par deux vis et un ressort. Le grand prisme de 
Nicol est monté dans un tube rotatif complètement indépendant 
de tous les autres mouvements ; il peut prendre toutes les orien¬ 
tations voulues, marquées de 45° en 45° par l’enclanchement d’un 
ressort, et peut être enlevé avec la plus grande facilité pour être 
nettoyé. Directement au-dessous du Nicol, se trouve un dia¬ 
phragme-iris dont le mouvement, commandé par un bouton, est 
complètement indépendant de celui du prisme polarisant, de 
sorte que la manœuvre du diaphragme n’altère en aucune façon 
l’orientation de ce prisme. Une division en degrés et un index 
donnent cette orientation ; une autre division permet de lire à 
chaque instant le diamètre de l’ouverture du diaphragme-iris en 
millimètres. Cette disposition nouvelle est utile pour la déter¬ 
mination des indices de réfraction d ’ après la méthode de 
M. Viola. 
Le condenseur est composé de trois lentilles, dont la plus 
grande, à très long foyer, est unie à la monture du Nicol et sert 
aussi pour les observations en lumière parallèle. Le dispositif 
qui permet de passer à volonté de la lumière parallèle à l’éclai- 
