230 
JULES AMANN 
la distance focale du système optique employé avec ou sans 
l’analyseur. Ce dernier est du reste intercalé et enlevé avec la 
plus grande facilité. Une disposition nouvelle permet en outre 
de l’orienter à volonté par une rotation de 90°, l’orientation de 
la section principale étant indiquée au dehors par un index et 
un cadran divisé. 
Toute la partie supérieure peut être élevée et abaissée au 
moyen d’une crémaillère et d’un pignon ; le mouvement micro¬ 
métrique s’effectue au moyen d’une vis dont la tête porte une 
division en 0,005 mm. 
Afin de permettre d’employer l’instrument comme focimètre , 
M. Koristka a ajouté, sur ma demande, une division en millimè¬ 
tres sur la partie latérale de la pièce qui porte la crémaillère, et 
un vernier fixé au-dessous du pignon. 
Dans le tube extérieur entre, à frottement doux, le tube porte- 
oculaire, dont le mouvement suivant l’axe se fait de même par 
une crémaillère et un pignon fixé en avant du tube. Le déplace¬ 
ment total est d’environ 40 mm. et peut être mesuré au moyen 
d’une division en millimètres. 
A la partie inférieure du tube porte-oculaire, se trouve un dia¬ 
phragme-iris qui s’ouvre et se ferme au moyen d’un bouton placé 
à l’extérieur, à main gauche ; directement au-dessus , se trouve 
la fenêtre destinée à recevoir à volonté la lentille de Bertrand 
pour l’observation des figures axiales d’interférence. 
Le microscope accessoire que forme cette lentille en combi¬ 
naison avec l’oculaire, peut être mis au point sur le plan focal 
de l’objectif avec la plus grande exactitude au moyen de la cré¬ 
maillère qui porte le tube oculaire. 
L’extrémité supérieure du tube porte Yanalyseur à cercle 
divisé. La monture du prisme Glan-Thompson s’enlève très faci¬ 
lement pour introduire les oculaires. Ceux-ci sont munis d’un 
réticule et d’une petite vis qui assure la position invariable des 
fils croisés par rapport aux sections principales des niçois. La 
monture de l’analyseur supérieur est munie aussi d’une ouver¬ 
ture destinée à recevoir les lames sensibles et les biseaux. 
Tel qu’il a été réalisé par M. Koristka, ce beau modèle repré¬ 
sente sans doute un progrès ; j’ai pu m’assurer, en travaillant 
avec, qu’il possède des qualités de haute précision, de solidité et 
de simplicité qui en font un instrument éminemment pratique. 
