19 mai 1897 xxv 
distance focale et muni d’une entrée pour le passage du passe- 
clichés. 
c) U appareil de réflexion , formé d’une boîte cubique en métal, 
reposant directement sur le banc optique. Une ouverture fermée 
par un volet permet l’introduction d’une glace à surface exactement 
plane qui, placée à 45°, renvoie verticalement les rayons lumineux. 
Un couvercle en aluminium ferme une ouverture antérieure, dans 
l’axe de laquelle peut venir se placer la platine et ses accessoires, 
lorsqu’on désire que l’objet à projeter soit placé verticalement. 
d) Le système objectif , composé des pièces suivantes : 
oc) Une platine dans l’épaisseur de laquelle se trouve noyé un 
diaphragme circulaire à quatre trous de diamètres difiérents. Cette 
platine circulaire peut tourner sur elle-même, en entraînant avec 
elle les objectifs et le porte-objet. 
|3) Le porte-objet, de construction spéciale, maintenant la prépa¬ 
ration en place par des ressorts faciles à manier. Deux vis concen¬ 
triques permettent de mouvoir la préparation de façon à amener 
en face de l’objectif le point qu’on désire étudier spécialement. 
y) Un revolver, muni de trois objectifs corrigés spécialement pour 
la projection et construits par la maison Seibert. 
§) Une chambre circulaire , pouvant être hermétiquement close au 
moyen d’un volet métallique, évitant ainsi l’échappement si fréquent 
dans les appareils de ce genre de lumière diffuse. 
e) Le mécanisme de mise au point dont les parties constitutives 
sont une crémaillère hélicoïdale à mouvement doux, pour un pre¬ 
mier réglage, et une vis micrométrique pour la mise au point exacte. 
ri) Le prisme de redressement est un prisme à réflexion totale 
enfermé sur trois faces par un étui en laiton et destiné à renvoyer 
horizontalement sur l’écran les rayons redressés par le miroir. Ce 
prisme pivotant sur lui-même ne dépend en aucune façon des 
mouvements circulaires de la platine. 
Il est à remarquer dans cet appareil que tous les points étant 
étanches, aucun raccordement ne laisse échapper de la lumière 
diffuse ; en outre presque toutes les pièces sont oxydées noires et 
favorisent l’absorption des rayons déviés. Il est bon d’insister spé¬ 
cialement sur ce fait dont il n’est en général tenu que fort peu de 
compte dans les appareils de projections livrés par l’industrie et 
qui constitue un point capital dans la construction de ce genre 
d’appareils. 
III. La lampe à arc. 
Construite aussi spécialement en vue des projections, la lampe à 
mouvement d’horlogerie possède un nouveau système différentiel 
à écartement fixe et fonctionne sous une différence de potentiel de 
50 volts. Les deux électro-aimants de réglage assurent une fixité 
et une régularité parfaites de la lumière, et permettent à la lampe 
de se régler, même inclinée, pour une différence de pression de 2 
volts. 
L’appareil que nous venons de décrire a été construit par MM. 
Môhlenbruck, Schmid et C ie , avec la bienveillante collaboration de 
M. J. Arriann, privat-docent, pour la partie optique proprement dite. 
