8 
CONSTANT DUTOIT 
zinc remplie d’eau. Cet écran pouvait être manœuvré à 
distance au moyen d’un cordon passant sur des poulies. 
Au devant de l’écran mobile se trouvaient deux autres 
écrans LL' en fer-blanc percés d’orifices placés en regard 
du tube, et plus loin encore à une distance variable la 
source de chaleur S ou l’héliostat de Foucault. Les conduc¬ 
teurs du bolomètre sortent en arrière et communiquent 
avec le pont P et le galvanomètre G. Le courant est fourni 
par un accumulateur 1 ; il passe dans un commutateur N, 
puis dans un ampèremètre A et de l’autre côté dans une 
boite de résistance R, destinée à régler l’intensité du cou¬ 
rant employé. 
Les résistances supplémentaires R' R" formant deux 
branches du pont étaient des résistances fixes égales. 
Le miroir du galvanomètre était ramené au zéro en glis¬ 
sant les curseurs G du pont. Avec la pile thermoélectrique 
l’installation devenait beaucoup plus simple, les pôles de 
la pile étant directement reliés au galvanomètre. Avec le 
bolomètre comme avec la pile de Nichols, tous les contacts 
doivent être faits avec beaucoup de soin. L’interrupteur 
ainsi que les contacts glissants du pont, doivent être à 
mercure; et enfin le pont, les boîtes de résistances, les 
contacts, doivent être soigneusement enveloppés d’ouate. 
Les sources calorifiques utilisées ont été les suivantes : 
i° Le soleil dont les rayons étaient renvoyés sur le bo- 
«y 
lomètre au moyen d’un héliostat de Foucault à miroir de 
verre argenté. 
, 2° Un bec Auer sans verre placé toujours dans la même 
position et à la même hauteur. 
3 ° Un bloc de fer chauffé au moyen d’un fort bec de 
Bunsen. La température était maintenue dans le voisinage 
de 420°. Le bloc cylindrique de io cm. de diamètre sur 
2 5 de longueur avait une masse assez grande et le débit 
du gaz était assez régulier pour qu’il n’y ait pas de va¬ 
riation sensible de température pendant la durée des me¬ 
sures. 
