SPECTRES INFRA-ROUGES ET LA DI AT H E RM AN SIE 
7 
plir, vider et nettoyer la cuve au moyen d’une pipette à 
tube effilé. 
On pourrait objecter que le marbre blanc pouvait être 
plus ou moins attaqué par les différents dissolvants, mais 
il n’en est rien et il permet à cause de sa couleur de recon¬ 
naître de suite son état de propreté. Chaque fois qu’il fal¬ 
lait changer de solution, la cuve était copieusement lavée 
avec du dissolvant pur puis desséchée au moyen d’un cou¬ 
rant d’air. 
J’ai aussi utilisé au début de mes recherches une cuve 
à lames de sel gemme, mais ce dernier corps présente des 
inconvénients graves; d’abord les faces se recouvrent très 
facilement d’humidité ce qui augmente considérablement 
l’absorption, puis le sel gemme n’est pas absolument inso¬ 
luble dans les différents dissolvants employés, ce qui fait 
qu’au bout de très peu de temps la surface des lames en 
contact avec le liquide devient tout à fait mate, ce qui 
augmente rapidement l’absorption due à la cuve, ce der¬ 
nier défaut devenant particulièrement sensible avec les 
sources calorifiques lumineuses. 
Enfin, une dernière pièce extrêmement importante ser¬ 
vait à maintenir à température constante le bolomètre ou 
la pile thermoélectrique ainsi que la cuve contenant les 
dissolutions à étudier. Elle était constituée (PI. Il) par un 
récipient rectangulaire en zinc /, traversé dans le sens de 
la longueur par un tube de 5 cm. de diamètre, dans l’inté¬ 
rieur duquel était placée la pile thermoélectrique ou le bo¬ 
lomètre B. Dans le milieu une cavité D ouverte en haut 
permettait d’introduire la cuve I sur le trajet des radia¬ 
tions calorifiques, dont le faisceau était bien limité par de 
nombreux écrans e placés à l’intérieur du tube. Enfin le 
récipient rempli d’eau était lui-même placé dans une caisse 
de bois M et l’intervalle libre rempli d’ouate. 
L’orifice du tube contenant le bolomètre et la cuve pou¬ 
vait être fermé par un écran Z formé par une cuve en 
