6 
CONSTANT DUTOIT 
Au début de mes recherches j’avais aussi utilisé des bo- 
lomètres à fîl d’acier de 0,17 mm. de largeur sur 0,01 d’é¬ 
paisseur et présentant une résistance de 23 ohms environ. 
Ces instruments fonctionnent très bien, mais ils ont l’in¬ 
convénient de s’oxyder rapidement en présence des traces 
inévitables de vapeur d’iode ; leur résistance augmente 
peu à peu puis ils finissent par se briser. 
La pile de Nichols employée pour vérifier les résultats 
obtenus est décrite dans Wiedemann Ann., t. XVIII, 
p. 65 . 
Celle que j’ai employée a été construite par MM. Keiser 
et Schmidt, à Berlin. 
La sensibilité des deux appareils était à peu près la 
même, dans les memes conditions, et pour les deux 011 
pouvait faire varier cette sensibilité soit en astasiant pins 
ou moins l’éqnipage du galvanomètre, soit en éloignant la 
source calorifique. 
Le galvanomètre employé pour toutes ces recherches 
était un galvanomètre de Thomson construit par la mai¬ 
son Carpentier à Paris. La résistance des bobines utilisées 
a varié avec les bolomètres employés de 10 à 200 ohms. 
L’échelle placée à trois mètres du miroir était du modèle 
Carpentier avec lampe et échelle translucide. Le miroir 
concave du galvanomètre projetait sur l’échelle l’image 
d’une petite fenêtre rectangulaire traversée par un fd ver¬ 
tical. Pour les mesures longues et nombreuses, ce procédé 
est préférable aux autres; il est peut être un peu moins- 
précis mais beauconp moins fatigant. 
La cuve c (PL 1 , fig. 2) destinée à contenir les dissolu¬ 
tions était formée par un morceau de marbre blanc c rectan¬ 
gulaire à faces parallèles de 6 mm d’épaisseur, et au milieu 
duquel se trouvait une ouverture carrée o de 22 mm. de 
côté. Sur les deux faces des lames de fluorine / bien trans¬ 
parentes fermaient les deux côtés de la cuve. Enfin un 
trou vertical a de 4 mm. de diamètre permettait de rein- 
