LA DÉPRESSION DE LA CONSTANTE CAPILLAIRE 
133 
II. DESCRIPTION DE l’aPPAREIL EMPLOYÉ 
Après de nombreux essais, faits avec des compte-gout- 
tes semblables à ceux employés par MM. Forch, Guye et 
Perrot, j’ai réussi à réaliser un stalagmomètre très simple, 
qui donne des résultats fort satisfaisants sous le rapport 
de la constance des conditions expérimentales capables 
d’influer sur les poids des gouttes, ou, ce qui revient au 
même, sur leur volume. 
Cet appareil est composé, en substance, d’une burette 
divisée en dixième de centimètres cubes, fermée en haut 
par un robinet de verre rodé et portant à l’extrémité infé¬ 
rieure un ajutage spécial qui est la partie originale de 
l’appareil. Cet ajutage est formé tout simplement par un 
tube capillaire thermométrique, à paroi épaisse, dont la 
longueur varie suivant la nature des liquides à étudier. Le 
diamètre du canal capillaire est de o ,33 millimètres, le 
diamètre extérieur du tube de 3 millimètres. La longueur 
du tube, qui doit être déterminée expérimentalement, est 
telle que la vitesse moyenne d’écoulement est égale pour 
les différents liquides et comprise entre 2 et 4 secondes par 
goutte. 
On voit que le but rempli par cet ajutage spécial est de 
faire intervenir la ‘résistance due à la viscosité du liquide 
comme régulateur de l’écoulement. 
Les gouttes se forment dans une éprouvette, dont l’air 
est saturé des vapeurs du liquide étudié ou du dissolvant 
(eau), afin d’éliminer l’action perturbatrice de l’évaporation. 
Un thermomètre, dont la cuvette est placée dans cette 
même enceinte, donne la température exacte du milieu 
dans lequel se forment les gouttes. Le tout est entouré d’un 
manchon de verre, dans lequel circule un courant d’eau à 
température constante. Il est bon, en outre, de prendre 
les précautions nécessaires pour éviter tout ébranlement 
pendant la durée de l’expérience. 
XXXVIII 
10 
