134 
D 1 J. AMANN 
Le petit flacon, dans lequel les gouttes sont recueillies, 
porte un trait de jauge à son col; il est évasé à l’orifice en 
Figure schématique en coupe verticale du Stalagmomètre 
du D r Amann. 
Légende. — b Burette divisée, avec robinet. — a Tube d’aspiration (verre et caoutchouc) pour 
le remplissage de la burette. — j Ajutage capillaire de la burette. — m Flacon jaugé 
recevant les gouttes, reposant sur un tampon d’ouate imbibée du liquide étudié et tenu en 
équilibre par 3 bouts de fil de laiton. — f Tige de laiton servant à placer et retirer le 
flacon m. — t Thermomètre. — l Eprouvette-laboratoire. — c Cuve-thermostat à circu¬ 
lation d’eau. — e Tuyau d’entrée de l’eau de la conduite. — s Tuyau de sortie de l'eau 
de la conduite. — St Statif. 
forme d’entonnoir. Sa contenance 1 , jusqu’au trait de jauge, 
est d’environ io cc. Il est soigneusement desséché à l’in- 
1 Qui n’a pas besoin, du reste, d’être connue exactement. Dans beaucoup 
de cas, un flacon de 5 cc. suffit. 
