LA DÉPRESSION DE LA CONSTANTE CAPILLAIRE 
135 
teneur avant d’être placé dans l'éprouvette, exactement au- 
dessous du tube capillaire d’où s’écoulent les gouttes. Une 
fois en place, il suffit d’ouvrir le robinet de la burette, 
remplie toujours au même niveau, pour que F égouttement 
commence. On compte le nombre N de gouttes nécessaires 
pour remplir exactement le petit flacon jusqu’au trait de 
jauge. En même temps, au moyen d’un chronoscope ou 
d’une montre à secondes, on mesure le temps écoulé entre 
la chute de la première et celle de la dernière goutte; ce 
temps, divisé par N — i, donne la durée moyenne de for¬ 
mation de chaque goutte. 
Le contrôle de la vitesse d’écoulement a pour but de 
s’assurer que les conditions expérimentales sont égales 
pour le liquide type (eau) et pour le liquide étudié (urine). 
Si, par une cause accidentelle, la durée de formation des 
gouttes était trop différente dans l’un et l’autre cas, il vau¬ 
drait mieux rejeter l’observation et la recommencer, de 
manière à obtenir des valeurs pas trop différentes de ces 
durées. 
La constante de l’appareil, c’est-à-dire le produit yn 
peut être déterminé une fois pour toutes par une dizaine 
d’expériences faites à la même température avec l’eau dis¬ 
tillée, qui donnent le nombre n de gouttes pour ce liquide 
dont la tension superficielle y est connue. Il est facile de 
calculer, au moyen des données de M. Volkmann ( 1 . c.), 
les valeurs du produit yn pour les différentes températures. 
La tension superficielle des liquides variant rapidement 
avec la température, il est évident que celle-ci devra être 
maintenue constante pendant toute la durée de l’expérience 
et qu’elle devra être la même pour l’eau et le liquide étudié. 
Cette méthode très simple m’a donné des résultats assez 
exacts pour qu’il ne soit pas nécessaire d’apporter aucune 
correction à la formule qui sert à calculer la tension super¬ 
ficielle en fonction du nombre de gouttes pour le volume 
constant , du poids spécifique et de la tension superficielle 
