COHÉREUR 
28 I 
Je me suis servi de deux galvanomètres Desprez et 
d’Arsonval. Il importe d’employer des galvanomètres de 
sensibilité semblable avec les constantes correspondant 
aux déviations observées. Pour une comparaison rigou¬ 
reuse des résultats, il est nécessaire de tenir compte des 
variations qui peuvent survenir avec le temps dans la 
f. é. m. de la pile et dans la constante de torsion des fils 
d’argent des galvanomètres. 
Les cohéreurs dont j’ai fait usage étaient à limaille de 
nickel avec électrodes distantes de 1 à i .5 mm. 
1. Détermination des constantes des galvanomètres. 
Galvanomètre G ± . L’intensité i' du courant fourni par 
l’élément de f. é. m. e = i v .ioi, à travers un circuit com¬ 
prenant une résistance r' — un galvanomètre G x 
de résistance g’ = 200^ avec un shunt en dérivation de 
s' = 6oo- ç , est égale à 
è .( g ' -j- s ’) 1.101(200 + 600) 
r {g' + s') + g's' 3 o 3 ooo (200 + 600) + 200 X 600 
3 a . 6318 x 
La déviation produite par ce courant dans le galvano¬ 
mètre (+ est d' = 3 /| 5 mm 5 qui, ramenée à la tangente, se 
réduit à ô' = 34 i ram 6 . 
D’où : 
r i' 3.638i8xio~ 6 
Ll= ÿT= - 
déviation. 
34i.6 
= i a .o 63 X io —8 pour 
de 
v-S 
Constante du galvanomètre Gi = c 1 i a .o 63 X 10 
Pour la mesure de la résistance finale, considérablement 
plus faible, je modifie ce circuit en prenant r" = io3ooo^ 
et un shunt s" = 100^. L’intensité i" du courant traver¬ 
sant alors le galvanomètre vaut : 
e(g ' + s") _ 1.101(200 — 100) 
r " W + s ") + ff ' s " io 3 ooo (200 + 100) + 200 X 100 
= i a .o68> 
io~ f) . 
