282 
A. KETTERER 
La déviation produite d" == 454 mm 8 , réduite à la tangente, 
vaut â" = 446 mm o. 
D’où : 
il 
ô": 
viation. 
G, 
.068 X io -6 
446 .o 
= 2 a .395 x io - ' 8 pour 1 1111,1 de dé- 
Gonstante du galvanomètre G x = c 2 = 2 a .3g5 X 10 ~ 8 . 
Galvanomètre G 2 . La même f. é. m. e= i'.ioi dans un 
circuit comprenant une résistance r"' — 3o3ooo-2, le gal¬ 
vanomètre G 2 de résistance g" = 200-2 et un shunt 
— 4oo-2 produit un courant d’intensité 
1.101 (200 4- 4oo) 
r '" (&" + s '") + ff s "' 3 q 3000(200 + 4 oo) -j- 200x400 
3 a .632 x M 
La déviation produite d'" — i 46 min o, réduite à la tan¬ 
gente, vaut à'" = 1 45 mm 65 . 
D’où : 
C 3 — — 
3.632 x io~ 6 
= 2 a .4ù3 X io~ 8 pour 1 111111 de 
i 45.65 
déviation. 
Constante du galvanomètre G 2 = c 3 = 2 a .493 x io~ s . 
2. Résistance du cohèreur à l'état normal. — Les cons¬ 
tantes des appareils déterminées, je réalise la disposition 
décrite ci-dessus et représentée par la figure 1, en prenant 
r = Soooocé 2 
/*2 = 3000-2 
5 ■= 600-2 
*2 = 400-2 
-v !Ï • 
La résistance initiale cherchée 
est égale à r, = — 
h 
• 
4 étant donné par la différence i — i 2 et Jp par i 2 r 2 . 
1 
j 1 
m 
