284 
A. KETTERER 
plus que l'élément Daniel], la résistance le galvanomètre 
et le cohéreur à l'état résistant. Si, dans ces conditions, 
en fermant le circuit, on observe dans le galvanomètre des 
déviations inférieures à 2 mm par exemple, l'intensité du 
courant est alors 
i <i 2 X i.o 63 X io~ s donc < 2 :, .i26 X io~ s ampères, 
d'où r 101 -- donc X 5.1.8 X 10 6 ohms. 
2.126 X io“ 8 
Il suffit donc que la déviation obtenue dans le galvano¬ 
mètre demeure inférieure à 2 mm pour que la résistance 
initiale du cohéreur soit supérieure à 5 o mégohms. 
3 . Résistance du cohéreur ci l’état cohérél — L’énorme 
résistance initiale du cohéreur constatée, avant de faire 
agir sur lui l'action à étudier, je modifie le circuit de 
façon que les déviations qui se produiront dans le galva¬ 
nomètre deviennent nettement sensibles pour de petites 
valeurs de la résistance du cohéreur. A cet effet 
au lieu de r = 3 ooooo-^ je prends r' = 100000^ en laissant r 2 = 3 ooo ® > 
» de s == 600^ » s' = ioo* 0 » s 2 = l\oo®: 
Dans ces conditions, si, par exemple, on communique 
aux extrémités A et B du cohéreur, isolé du circuit, une 
différence de potentiel de 100 volts, la résistance tombe 
subitement et, en rétablissant le cohéreur dans le circuit, 
011 constate : 
En G 3 une déviation d\ — 465 mm 4 soit, réduite à la tan¬ 
gente, ô\ = 456 inm o ; 
En Go une déviation d ' 2 = i 5 mm 20 soit, réduite à la tan¬ 
gente, â ' 2 = i 5 m 25 . 
La résistance du cohéreur est alors r\ = — 
Jp 
où Jp = i 2 r 2 , 
h = 1 — U 
