GOHÉREUR 
285 
/ == d'i X c 2 = 456 X 2.3g5 x io —8 = 1092.i X io~ 8 ampères. 
4 = 6*2 X c s = i 5.25 X 2.49 X io —8 == 38 .1 x io —8 » 
4 = i — 4 = .io 54 *o X ro —8 ampères. 
dp ,== 4 r ' 2 — 38 .i x io -8 x 3 1 33 = 119356.1 x io -8 volts. 
^ , dJ 1 io356. 1 x io~ 8 
Donc r , = J 
io54-o X io —8 
= 11 3 .2 ohms. 
Une erreur d’observation de o mm 1 dans la lecture des 
déviations, prise par défaut pour i et par excès pour 4, 
donnerait à r\ une valeur de 11 3 .1 ohms. Cette résistance 
est donc mesurée par cette méthode avec une précision de 
dzo.i ohm, amplement suffisante pour les besoins de mes 
recherches* 
Un lég-er choc ramène le cohéreur à une résistance du 
même ordre de grandeur que la résistance initiale. 
L’expérience a montré que l’intensité du courant qui tra¬ 
verse le cohéreur dans cet état de faible résistance et la 
différence de potentiel à ses extrémités, sont des valeurs 
qui ne peuvent atteindre certaines grandeurs sans préju¬ 
dice pour le boii fonctionnement prolongé de l’appareil. 
L’introduction dans le circuit de la résistance élevée qui y 
figure a pour raison de mettre le cohéreur à l’abri de ce 
que M. Blondel a appelé la tension critique de cohérence, 
c’est-à-dire la tension qui, appliquée continuellement au 
tube à limaille cohéré, l’empêche de se décohérer faci¬ 
lement. 
III. Action de la tension électrique 
sur le cohéreur. 
En soumettant le cohéreur à l’action d’une différence de 
potentiel appliquée à ses extrémités, on constate que sa 
résistance diminue considérablement. 
