516 
PAUL-L. MERCANTON 
On faisait deux fois de suite la mesure pour une posi¬ 
tion donnée du plongeur; si les chiffres concordaient à 1 / i0 
près, on en restait là ; sinon on faisait trois ou quatre 
opérations successives et Ton prenait la moyenne en élimi¬ 
nant la première lecture. 
La lecture faite, on réunissait en court-circuit les arma¬ 
tures du condensateur, puis, au bout d'un temps conve¬ 
nable, on les séparait pour remettre le condensateur en 
charge. 
Pour passer à un autre point du cycle, on arrêtait un 
instant l'arbre sans toucher au moteur, desserrait l'écrou 
du déclencheur, amenait la division voulue en face du re¬ 
père, fixait de nouveau le tambour sur le disque et laissait 
courir. En moins d'une minute, l'arbre, très léger, avait 
repris son allure primitive. 
On avait soin naturellement de laisser le condensateur 
en charge pendant un nombre de tours du plongeur suffi¬ 
sant pour que le cycle de charge ait pris sa valeur de régime. 
Le nombre des points déterminés variait en raison de 
l'importance qu'avait la plus ou moins grande perfection 
de la courbe. 
Dans les mesures quantitatives précises, nous avons 
commencé par vingt points équidistants, puis nous y avons 
ajouté quelques points intermédiaires dans la région de 
potentiel maximum. Nous avons reconnu ensuite qu'on 
pouvait, sans inconvénient, supprimer quelques points 
convenablement choisis. 
Pour des mesures moins rigoureuses, nous nous sommes 
contentés de huit positions équivalentes. Enfin, lorsqu'il 
ne s'agissait que de recueillir quelques indications sur la 
valeur de la perte dans un diélectrique par rapport à un 
autre, ou lorsque la charge pour la position O (200) se 
montrait cl'emblée nulle, nous n'avons déterminé que les 
points minimum O (200) et too de potentiel nul et les 
points i 5 o et 5 o de potentiel maximum. 
