56 
BULL. SOC. VAUD. SC. NAT. XXY, 100 . 
ISF OTE 
SUR, UN 
APPAREIL SIMPLE POUR LA MESURE DE L'ÉVAPORATION 
PAR 
Henri DUFOUR, 
prof, à la Faculté des sciences de l’Académie de Lausanne. 
PL Y. 
Parmi les appareils employés pour mesurer la différence entre 
l’évaporation et la cliute aqueuse, l’un de ceux qui atteignent 
le mieux le but est sans contredit l’appareil nommé Siccimètre, 
par M. le professeur Louis Dufour L Dans le mémoire intéressant 
dans lequel il décrit l’instrument qu’il emploie, M. Louis Dufour 
précise d’une façon très exacte ce qu’on est en droit d’attendre 
de mesures de cette nature, leur utilité et leur comparabilité. — 
Le savant professeur ayant bien voulu donner à l’Observatoire 
météorologique de l’Institut agricole le Siccimètre qu’il avait 
employé, nous avons cherché, après avoir étudié l’appareil, à 
simplifier un peu la manœuvre de l’instrument, afin de le rendre 
utile, même entre des mains peu expérimentées. — Pour com¬ 
prendre l’appareil nouveau, nous rappellerons en deux mots la 
construction du Siccimètre de M. Louis Dufour. 
Il se compose de deux bassins cylindriques superposés et dont 
l’un forme le couvercle de l’autre. Le bassin inférieur, enfoncé 
dans le sol, est le bassin de réception ; le bassin supérieur, qui 
recouvre le premier, est au-dessus du sol, c’est le bassin d’éva¬ 
poration. Un trop-plein, fixé au milieu du bassin supérieur, per¬ 
met à l’excès de chute sur l’évaporation, de se déverser dans le 
bassin inférieur. 11 faut mesurer les variations de niveau des 
surfaces des liquides dans les deux bassins. Cette mesure se fait 
au moyen d’une règle en laiton divisée en millimètres, dont l’une 
des extrémités est taillée en pointe, le zéro de la graduation 
coïncide avec la pointe de la règle. Cette règle peut glisser verti- 
1 Note sur la différence entre la pluie et l’évaporation, par M. Louis 
Dufour. Bull. Soc. vaucl. sc. naturelles. Yol. X, p. 23B, n° 62. 1869. 
