MESURE DE L’ÉVAPORATION 
57 
calement clans un trou percé dans une plaque de laiton fixée sui¬ 
te bord de chaque bassin. La mesure consiste à lire sur la règle 
le nombre de millimètres qu’il y a depuis la surface de l’eau sur 
laquelle on fait affleurer la pointe jusqu’à la plaque de laiton 
fixe servant de repère. On mesure donc les variations de ni¬ 
veau du bassin directement en millimètres et fractions de milli¬ 
mètres. 
Les modifications que nous avons apportées à l’appareil sont 
de deux sortes : 
1° Dans le Siccimètre ordinaire, il faut enlever le bassin supé¬ 
rieur chaque fois qu’on veut faire une mesure dans le bassin in¬ 
férieur ; vu les dimensions de ce bassin et son poids , cette opé¬ 
ration est un peu délicate. Nous avons donc placé les deux bas¬ 
sins l’un à côté de l’autre et l’appareil se compose des pièces sui¬ 
vantes : Un vase quadrangulaire en zinc, de 33 centimètres de 
longueur sur 31 cm. de largeur et 24 de profondeur, est percé à 
5 cm. du bord d’un trou muni d’un tube incliné vers le sol; ce 
bassin est enterré de 15 cm. environ dans le sol; c’est l’appareil 
d’évaporation. Un second vase, quadrangulaire également, de 
33 cm. de longueur sur 31 cm. de largeur et 20 cm. de profon¬ 
deur, est percé aussi d’une ouverture à 5 cm. du bord, ouverture 
de laquelle s’élève obliquement un tube incliné de bas en haut. 
Lorsque ce vase est posé sur un plan à côté du premier, les deux 
tubes s’emboîtent l’un dans l’autre et forment un canal de com¬ 
munication entre les bassins. Les deux appareils étant enfoncés 
dans le sol, se présentent comme le montre la coupe A B C D 
A'B' C' D', les tubes de communication sont E F. — Ce second 
bassin est celui de réception de l’excès d’eau, il est fermé par un 
couvercle en zinc protégé lui-même par une planche vernie en 
blanc. Une fois installés et bien posés dans le sol, il n’y a plus 
à toucher aux deux bassins de réception et d’évaporation. 
2° Nous avons cherché à simplifier aussi la mesure des varia¬ 
tions de niveau des surfaces des liquides et à en augmenter la 
précision. — U y a, en effet, dans l’emploi de la règle,divisée 
dont l’extrémité affleure le liquide, une cause d’erreur difficile à 
éviter et qui résulte de ce que le liquide est un peu soulevé au 
moment du contact, cette erreur peut atteindre 0 m 5 environ ; 
comme les variations de niveau dans le bassin d’évaporation 
n’atteignent souvent que 1 ou 2 millimètres, il importe d’augmen¬ 
ter, dans 1a, mesure du possible, la précision de la lecture, sur- 
