58 
HENRI DUFOUR 
tout si cette augmentation dans la précision peut être accompa¬ 
gnée d’une simplification du procédé d’observation. 
L’appareil de lecture des variations du niveau consiste tout 
simplement en un tube de verre de 5 millimètres de vide, ouvert 
aux deux extrémités et plongé obliquement dans l’eau de façon 
à être incliné de 10 pour 100 sur l’horizontale. L’une des extré¬ 
mités du tube est toujours hors de l’eau et l’autre toujours im¬ 
mergée ; dans ces conditions, le raccordement de l’eau et du 
verre dans le tube se fait sous la forme d’un ménisque identique 
à celui qu’on observe dans un niveau à bulle d’air dont la bulle 
serait coupée par le milieu ; l’extrémité fortement courbée de la 
ligne de séparation de l’air et de l’eau dans le tube est très facile 
à observer et son contact avec les traits tracés, sur le tube de 
verre est d’une lecture facile. Ces traits sont distants de 1 centi¬ 
mètre , une variation de la position de l’extrémité du ménisque 
de 1 centimètre correspond à une variation de niveau dans le 
bassin de 1 millimètre ; des traits plus courts indiquent des 
demi-centimètres ; les divisions plus petites sont estimées au 
juger. 
11 y a un tube semblable dans chaque bassin, ils sont suspen¬ 
dus tout simplement par deux crochets en laiton dont l’un est 
plus long que l’autre d’une quantité convenable; ces crochets se 
fixent au bord du bassin. 
La vérification de l’appareil se fait facilement; en effet, la 
surface du bassin est de 1023 cm. 2 , donc en versant dans le bas¬ 
sin un litre d’eau, 1000 cm. cubes, le niveau s’élève presque 
exactement de 1 cm., et l’extrémité du ménisque de raccorde¬ 
ment se déplace de 10 cm. dans le tube. 
L’installation de l’appareil est simple et comme elle est défi¬ 
nitive, elle peut être faite avec quelque soin ; sur le fond bien 
nivelé des trous creusés dans le sol, on place les deux bassins 
communiquant l’un avec l’autre par les deux tubes E et F. 
On met dans le bassin d’évaporation assez d’eau pour que 
l’excès s’écoule dans le bassin de réception, puis on suspend le 
tube dé mesure par les crochets de façon à ce que la division 
zéro du tube soit en contact avec le ménisque dans l’intérieur du 
tube. Cela fait, on s’assure si l’inclinaison du tube est bien juste 
en enlevant un litre d’eau avec une bouteille jaugée; le ménisque 
doit parcourir 10 divisions. Cette opération doit être répétée 
quelquefois pendant les premières semaines qui suivent la pose 
des bassins, parce qu’il se produit parfois des tassements irré- 
