209 
Cand. phil. S. de Gæliler beskrev derpaade trende, 
fra Opfindelsessiden færdige Instrumenter saaledes: 
I. Den selvnoterende Vindstyrkemaaler bestaar af en 
Floiplade a Fig. 1, der bestandig stiller Trykpladen b 
lodret paa Vindens Retning. Trykpladen er cirkelrund og 
løber paa den fra Vinden vendende Side ud i en Kegle c. 
Igjennem Keglen og Trykpladens Akse er der skudt et 
Ror, som i begge Ender er udfodret med en Glasbøsning. 
Trykpladen eller Keglen vandrer paa en trekantet Staal- 
stang, d, og gives en Vandring af cirka 12-13 Tommer. 
Stangen d er befæstet til Overkanten af et Rør e, der har 
samme Længde som d. E bærer foruden d en anden 
Stang f, der, udgaaende fra dets underste Ende og stigende 
skraat opad, bærer den anden Ende af d og endnu høiere 
Fløipladen a. Inden i e er anbragt en vandret centralt 
gjennemboret Staalplade g, og ved den underste Ende en 
indvendig fremstaaende Staalring h. I e’s øverste Mun¬ 
ding er anbragt en lodret Skive i, hvis Forkant staar lige 
i e’s Akse. En lignende Skive j er anbragt i Sammen¬ 
stødene af Stængerne d og f. Røret e bærer endnu Vægten 
k, bestemt til at kontrabalancere alle hidtil nævnte Dele, 
samt Hylstret 1, hvori Vægten m kan bevæges frit op og 
ned. — Røret e er dækket af Kapselen q, og skudt over 
det fra Observationsbygningens Tag eller Platform op¬ 
stigende Rør n, der selvfølgelig befæstes godt ikke blot 
ved sin Basis men ogsaa umiddelbart under Underkanten 
af e ved Skiverne 0, Oi, O 2 , og O 3 . En i Mundingen af n 
anbragt Glasring p sikkrer Apparatet den størst mulige Grad 
af Bevægelighed. — Paa Forsiden af Trykpladen b er fast¬ 
gjort en stærk Silkesnor, der løber over Tridsen i og der¬ 
fra passerer igjennem Pladen og ind i Røret n og videre 
igjennem Platformens Gulv ned i Observationslokalet. Hei¬ 
er den lagt en Gang omkring en Skive r og gjort godt fast. 
Etsteds imellem denne Akse og Observationslokalets Loft 
er Snoren afbrudt ved en Hvirvel, der skal forhindre den 
14 
