EFFETTI PREMONITORI DEI TERREMOTI 
257 
inferiori al nini. 1 e lasciare libere le punte indicatrici, anche 
per poter studiare, al caso, quei minimi microsismi, pei quali 
forse il più piccolo attrito impedirebbe che essi fossero rivelati. 
E per non perdere affatto la registrazione delle onde più forti, 
per ora, mi sono accontentato di vederle almeno registrate con 
semplice diagramma nelle due componenti riunite (fig. 2), sopra 
ad una lastrina di vetro B all’uopo affumicata, dalla punta cen¬ 
trale S, di cui ho già parlato, espressamente collocata per questo 
scopo, riservandomi in seguito, quando potrò avere a disposi¬ 
zione gli apparati di orologeria ed i cronografi necessari, di ten¬ 
tare la registrazione anche dei più deboli microsismi, costruendo 
il vero e proprio KimatometrOgrafo, ed adoperando, se del caso, 
un nastro di speciale carta lucida e levigata per evitare an¬ 
che i minori attriti, oppure, per maggiore precisione, un nastro 
di carta sensibile con l’uso di opportuni dispositivi ottici. 
Frattanto la sensibilità di questo strumento ai microsismi, così 
come l’ho costruito, è tanto grande che quando i bracci corti 
delle perniine sono inferiori al mm. esse si possono quasi sempre 
sorprendere in movimento vibratorio, ora rapido, ora lento, e 
dell’ampiezza notevole di parecchie decine di gradi. Al riparo 
dai movimenti d’aria, in assoluta quiete da vibrazioni pertur¬ 
batrici di qualunque natura, e quando l’atmosfera è tranquilla, 
tanto nelle ore diurne che nelle notturne, le perniine indicatrici 
segnalano a periodi irregolari il passaggio di onde che variano 
di ampiezza e di frequenza con grande irregolarità e che sembra 
non abbiano alcun rapporto con cause esogene, come sarebbero 
il gradiente barometrico o l’azione del vento o i dislivelli termici 
dell’atmosfera, ma abbiano invece un’origine interna. 
Lo studio continuato di dette vibrazioni si presenta perciò 
molto soggettivo ed apparisce, per quanto sembra, di una im¬ 
portanza più notevole per la sismologia, che non la registra- 
1 Con questa disposizione è fàcile raggiungere notevoli ingrandi¬ 
menti. Nell’apparecchio da me costruito, la leva L, ha nel braccio lungo 
35 cm. mentre nel braccio corto soli cm. 0,5. Le leve indicatrici i, poi 
sono lunghe 7 cm. ed il loro braccio corto cm. 0,05. L'ingrandimento del 
moto, alla punta S, è perciò di 70 volte, mentre alle punte i, i' viene 
ad essere 9800 volte. 
