BULL. SOC. YAUD. SG. NAT. XXIX, 113 
309 
BRULEUR A FLAMME COLORÉE 
pour les recherches d’analyse spectrale 
par Henri DUFOUR, 
Prof, de physique à l’Université de Lausanne. 
PL VIII. 
Cet appareil, qu'il est facile de construire avec l’outillage qu’on 
trouve dans tout laboratoire, se compose des pièces suivantes. 
PL VIII, fig. 1. 
Un brûleur ordinaire de Bunsen, B, est fixé sur une planchette, 
un second brûleur A, solidaire on indépendant du premier,chauffe 
la petite chaudière C d’un inhalateur à vapeur tel qu’on le trouve 
dans le commerce. La vapeur s’échappe en jet par l’orifice O 
tandis que le tube vertical T plonge dans un verre contenant une 
solution de la substance à vaporiser. En s’échappant le jet de 
vapeur détermine l’ascension du liquide dans le tube T, et il 
est entraîné mécaniquement en gouttelettes fines avec la vapeur, 
l’ensemble vapeur liquide est projeté dans la flamme du Bunsen 
qu’elle colore dans toute sa masse ; cette coloration dure aussi 
longtemps qu’il reste du liquide dans le vase V 1 . 
Sous l’action très vive de ce jet de vapeur la flamme s’incline; 
pour éviter cet inconvénient on place une toile métallique M, 
enchâssée par les bords dans une garniture de tôle mince, entre 
la flamme et le jet de vapeur ; la toile et son cadre ont la forme 
indiquée par la figure 2; elle se termine à la partie inférieure en 
n par un canal qui débouche au-dessus du liquide contenu dans 
le vase V; il en résulte que le liquide qui ne passe pas à travers 
les mailles de la toile ruisselle le long du treillis et revient dans 
le vase V, ce qui prolonge la durée de l’expérience. 
Ce petit appareil, que nous employons depuis deux ans, est 
surtout utile pour montrer aux débutants dans le maniement du 
spectroscope les raies caractéristiques des principaux corps, la 
persistance et surtout l’intensité de la coloration résultant de ce 
1 On peut remplacer Fappareil à vapeur par un pulvérisateur à air et 
à poire de caoutchouc, mais il va moins bien. 
