DETERMINAZIONI DINAMICHE 
1021 
allora palla e roccia si comprimono, la palla si schiaccia, la 
roccia s’incurva colla concavità verso l’alto. Il centro di gra¬ 
vità della palla si abbassa secondo la normale di una quantità 
che sarà massima quando la pressione sarà divenuta massima. 
Se si avesse un apparecchio atto a misurare questo abbassa¬ 
mento del centro di gravità della biglia e se si eseguisse una 
serie di determinazioni a vari istanti, troveremmo che tale ab¬ 
bassamento è rigorosamente proporzionale alla forza premente, 
e proporzionale ai coefficienti elastici della biglia e della roccia. 
Cosi se si avesse un apparecchio atto a registrare l'area della 
superficie di contatto comune alla biglia ed alla roccia, si tro¬ 
verebbe che il cubo del raggio di tale superficie circolare è prò 
porzionale alla pressione e proporzionale agli or nominati due 
coefficienti elastici della palla e della roccia. Ecco dunque af¬ 
facciarsi un metodo statico per la determinazione del coefficiente 
elastico di una roccia, qualora sia noto il coefficiente elastico 
della palla. Ma esso avrebbe gli inconvenienti dei metodi statici, 
colla conseguenza probabile di arrivare a valori bassi del mo¬ 
dulo. Per procedere con un metodo dinamico occorre che la pres¬ 
sione sia istantanea, e questo io pensai di ottenere lasciando 
cadere stavolta da una certa altezza la biglia sulla roccia. Detto 
questo, si capisce il principio dell’apparecchio. Esso deve ren¬ 
dere visibile la superficie di contatto tra una biglia che cade 
ed una roccia incudine all’istante della compressione massima. 
\ 
E con questa traccia che si arriva al modulo di elasticità della 
roccia. 
Per rendere visibile la superficie di contatto tra la biglia 
e la roccia, noi spalmavamo la roccia levigata col nero fumo 
di una lampada a benzina. Ciò fatto, lasciavamo cadere da 
un’altezza determinata e costante una biglia di acciaio sopra 
la roccia affumicata. Essa, senza gran perdita di energia, aspor¬ 
tava il nero fumo nella parte colpita; dopoché con un microscopio 
micrometrico potevamo facilmente misurare il diametro di tale 
traccia circolare. Mi affretto a dire che si trattava in generale 
di dischi, suscettibili di buona misura. Noto il raggio di tale 
impronta, noto la pressione che la biglia cadente esercita sulla 
roccia, noto il raggio della biglia, noto il modulo di elasticità 
