DETERMINAZIONI DINAMICHE 
1023 
limiti di elasticità, nei quali casi si avranno, come vedremo, 
piuttosto delle misure di durezza. Viceversa mantenendo inva¬ 
riata radezza di caduta della biglia, il metodo potrà servire 
per gli studi sulTinfluenza sul modulo, dello stato di tensione, 
di temperatura, di imbibizione, ecc. della roccia. Offre infine un 
facile criterio per giudicare dell’isotropia o meno della roccia. 
L’apparecchio consiste essenzialmente di tre parti : a) un 
organo per afferrare la roccia in istudio e presentarla orizzon¬ 
talmente alla biglia cadente 1 ; b) un tubo di vetro graduato, 
disposto verticale, abbastanza ampio perchè nei rimbalzi la 
biglia non abbia da toccare le pareti, ed aperto agli estremi 
per evitare la compressione dell’aria 2 ; c) un apparecchio per 
10 sganciamento della piccola biglia impellente, e che consiste 
in un iride da aprirsi a distanza grazie ad una trasmissione 
meccanica. 
La biglia cade così senza velocità iniziale e senza alcun 
movimento rotatorio. 
La parte principale che spetta all’esperienza, il lettore lo 
sa, consiste nella esatta misura della superficie di contatto tra 
la biglia cadente e il massello. Ora qui interviene una strana 
fonte di incertezza. L’impronta è circolare, ma circondata qualche 
volta da un anello e, per esempio, nel caso dell’acciaio tem¬ 
prato si tratta di una macchia scura, del raggio di 0, cm 243, 
circondata da un anello chiaro dello spessore di 0, cm 0037, sopra 
un raggio totale di 0, cm 0280. Quest’anello mi diede non poco a 
pensare per sapere se fa partao non fa parte della superficie 
di contatto tra la biglia ed il massello, ed ho finito per con¬ 
cludere che esso non ne fa parte. 
Che desso non vada computato nella superfìcie di contatto 
sembra provato dall’osservazione che quando un sasso rotondo 
è lanciato contro un vetro colla velocità necessaria per attra¬ 
versarlo, producesi qualche volta, attorno al foro circolare, un 
1 Per ottenere l’orizzontalità della roccia servivano i piedi a vite ed 
11 piombino. 
2 Gli stessi piedi a vite e lo stesso filo a piombo bastavano ad as¬ 
sicurare la verticalità di questo tubo, la cui estremità inferiore non toc¬ 
cava la roccia, ma ne distava un millimetro, affinché le vibrazioni della 
faccia percossa non fossero estinte dal contatto col tubo. 
