• 508 
ELVIRA CARRASCO 
car en pratique le châssis contenant la préparation et les accessoires 
optiques de la platine universelle ne permettent un examen précis 
que dans certaines limites d’inclinaison de la platine. Nonobstant, 
il est possible, en général, d’amener suivant l’axe du microscope 
une direction particulièrement intéressante, soit les indices de l’ellip¬ 
soïde, soit les axes optiques, soit des plans de macle ou de clivage, 
etc., etc. 
Cette méthode tient compte aussi de l’extinction ; mais, au 
lieu d’en reporter la valeur sur des courbes établies d’avance en 
fonction du % d’An. comme procède Michel-Lévy, Fedoroff l’uti¬ 
lise comme phénomène lui indiquant qu’une section particulièrement 
intéressante, par exemple une des sections principales de l’ellipsoïde 
optique, présente une position déterminée qui peut être reportée 
sur le canevas stéréographique au moyen des deux coordonnées 
(longitude et latitude, par rapport à des repères fixés d’avance) 
de son pôle. De la sorte, il est possible de fixer la position relative 
des éléments des ellipsoïdes- maclés, du plan et de l’axe de macle, 
des clivages, etc. Sur l’épure stéréographique obtenue, l’on peut 
aisément se rendre compte de la situation des ellipsoïdes par rapport 
aux éléments cristallographiques, pùis mesurer les angles faits par 
les indices principaux avec tel élément cristallographique, plan et 
axe de macle. Ces angles reportés sur des courbes tracées à l’avance, 
en fonction du pour cent (%) d’An., fixent en définitive le % Am 
et la macle du feldspath à l’étude. L’épurjS stéréographique fournit 
aussi parfois la valeur de l’angle des axes optiques 2 V. 
Par conséquent, la sûreté du diagnostic dépend essentiellement 
de la précision de l’extinction, car c’est elle qui permet de fixer la 
position de l’ellipsoïde. Cette extinction est-elle toujours parfaite 
et les anomalies du canevas de travail ou des solutions proviennent- 
elles alors uniquement de la maladresse de l’opérateur ? Pas tou¬ 
jours. 
§ 3. — Irrégularités. 
Avant d’examiner quelles en sont les causes, voyons de quelle 
nature peuvent être ces irrégularités. 
1° L’axe de macle, qui s’obtient sur le canevas en traçant les 
grands cercles qui passent par les indices homologues des deux 
ellipsoïdes maclés, au lieu d’être un point, est représenté par un 
triangle de grandeur variable, trop grand parfois pour être considéré 
comme bon ; si le triangle est petit, d’un centimètre de côté envifon, 
l’épure est satisfaisante à son égard ; plus petit, de 2 à 4 mm. de 
côté au plus,, nous l’estimons très bonne. 
2° L’axe de macle ne tombe ni clans le plan de macle, ni sur le 
pôle du plan de macle. 
