COURANTS TERRESTRES. 
7 
£5. Comme il était important, ainsi qu’on le verra dans la suite, 
de pouvoir comparer les indications du galvanomètre et celles de 
la boussole ordinaire des télégraphes, j’ai fait un certain nombre 
d’observations comparatives avec ces deux instruments. La bous¬ 
sole des télégraphes ( 7 ) est malheureusement un appareil où l’ai¬ 
guille se meut avec quelque difficulté. Le frottement sur le pivot 
vertical est assez notable et, avec une même intensité de courant, 
l’aiguille ne revient pas se fixer toujours au même point. Il suit de 
là que les résultats des comparaisons avec le galvanomètre sont peu 
régulières, et en outre, le galvanomètre étant bien plus sensible , 
ces comparaisons ne peuvent pas se poursuivre très loin. En faisant 
passer un même courant dans un seul des circuits du galvanomètre 
et dans la boussole, on a trouvé, par exemple : 
Boussole. Galvanomètre (un circuit). 
7°.47° 
10°.52° 
15°.57° 
18° V,.58°,4 
21°.60° 
24°.62°,5 
30° ...... 67°,5 
etc. etc. 
On a fait un grand nombre de comparaisons pareilles, puis on a pu 
représenter graphiquement les résultats en remarquant que les in¬ 
tensités, prises dans le tableau précédent, doivent être multipliées 
par quatre, puisque, dans ces dernières comparaisons, le courant 
traversant seulement un des circuits galvanométriques agissait avec 
une intensité quatre fois moindre. La courbe moyenne obtenue par 
ce procédé a servi à construire le tableau suivant où, entr’autres 
singularités, on peut voir que les degrés n’ont pas une valeur qui 
augmente régulièrement comme dans un galvanomètre ordinaire. 
Cette sorte d’anomalie résulte bien des observations et tient sans 
doute à quelque détail de construction de l’instrument. Quoiqu’il 
en soit, ces indications ne doivent être considérées, ensuite des 
détails qui précèdent, que comme des approximations à cause du 
défaut de mobilité de l’aiguille de la boussole ; mais ces approxi¬ 
mations mêmes ne seront pas sans intérêt dans la suite. 
( 7 ) Il est question ici de la boussole employée par l’administration fédé¬ 
rale des télégraphes. Le fil fait 32 tours et le cadran porte les divisions de 2 
en 2° jusqu’à 60 de part et d’autre du zéro. 
