COURANTS TERRESTRES. 
5 
3- Les observations ont été faites à l’aide d’un galvanomètre ( s ) 
de Ruhmkorf, dont les aiguilles ont 48 mm . L’aiguille intérieure est 
enveloppée de 4 systèmes de fil d’égales longueurs dont les ex¬ 
trémités aboutissent, distinctes, à des boutons extérieurs. Il est 
facile, suivant l’intensité du courant que l’on veut observer, d’em¬ 
ployer le plus court circuit ou un circuit plus long, en utilisant un 
seul des fils (60 tours) ou en les ajoutant les uns aux autres (120 
ou 180 ou 240 tours), — Dans toutes les observations dont il est 
question pins loin, le galvanomètre a toujours été employé avec 
les quatre fils ajoutés à la suite les uns des autres, de telle façon 
qu’il avait sa plus grande sensibilité. 
4L Cette disposition des 4 circuits qui pouvaient être « distincts 
ou ajoutés, ai permis de construire facilement la table de gradua¬ 
tion de l’instrument. On s’est assuré d’abord que chacun des quatre 
circuits agit d’une façon sensiblement égale sur l’aiguille ,|c’est-à- 
dire que le même courant, lancé successivement dans chacun d’eux, 
produit toujours la même déviation. ( 6 ) Cela étant, un courant A 
était lancé dans le premier circuit et produisait une déviation D,; 
le même courant A (contrôlé par un second galvanomètre) était 
ensuite lancé dans les deux premiers circuits, puis dans trois, et 
les déviations devenaient D 2 , D s . Il est évident que D 2 correspond 
à une intensité double de celle qui produit D,, D 3 à une intensité 
triple, etc. — En multipliant ces expériences avec diverses valeurs 
de A, on a pu former une table ; puis tous les résultats ayant été 
représentés graphiquement, on a pu tracer la courbe moyenne qui 
ne s’écartait que très peu des observations distinctes. C’est à l’aide 
de cette courbe qu’a été construite la table qui suit. — La dispo¬ 
sition que j’avais employée pour obtenir des courants constants A, 
et qu’il est superflu de décrire ici, n’a pas permis de dépasser le 
77° du galvanomètre; mais comme l’instrument n’a jamais présenté 
une déviation aussi forte dans les observations des courants ter¬ 
restres , la table ci-dessous est suffisante pour la discussion des 
faits. 
La déviation est sensiblement proportionnelle à l’intensité du 
courant jusqu’à 24°. 
( 8 ) Ce galvanomètre appartient à M. de la Rive, qui a eu la bonté de me 
le prêter. 
( 6 ) Les quatre circuits agissent en effet sensiblement de la même façon 
sur l’aiguille; il y en a cependant trois qui sont plus complètement sembla¬ 
bles entr’eux qu'ils ne le sont au quatrième. Ce sont ces trois-là qui ont 
servi pour la graduation, 
