CAUDÉRAŸ. 
3 U 
b) En plaçant le sujet sur un isoloir en verre et en le mettant 
en communication avec le condensateur d’une machine. Dans ce 
cas la seule tension ou force expansive de l’électricité détermine 
sa diffusion sur l’individu que l’on veut influencer ou charger. 
Selon les conditions du milieu ambiant, le sujet retient une quan¬ 
tité plus ou moins grande de l’agent, qui, ainsi que sur la machine, 
tend à s’échapper par les extrémités. Alors on soutire l’électricité 
soit au moyen d’excitateurs métalliques, soit par le contact des 
doigts, il en jaillit des étincelles dues à la recomposition du fluide 
libre accumulé à la surface du corps. 
c) On administre aussi l’électricité statique avec la bouteille de 
Leyde, de manière à produire une commotion; on obtient un cou¬ 
rant instantané reposant sur la recomposition du fluide. 
d) Ces derniers temps on a inventé un appareil appelé brosse 
électrique, dont les effets sont produits en partie par l’électricité 
statique provenant de la friction et en partie par l’électricité dy¬ 
namique dégagée par une pile galvanique d’un très petit volume, 
renfermée dans la poignée de la brosse. — Je donnerai plus loin 
la description de cet appareil qui rentre plutôt dans la catégorie des 
appareils électro-dynamiques. 
En consultant les mémoires et les documents laissés par nos 
prédécesseurs les plus éclairés, on voit que l’électricité statique a 
donné fréquemment des résultats pratiques incontestables : ce¬ 
pendant les guérisons plus ou moins empiriques que l’on a obte¬ 
nues avec ces dispositions n’ont pas pu sauver ce mode d’adminis¬ 
trer l’électricité, parce que toute précision au moyen de ces appa¬ 
reils est impossible et que chacun réussissait ou ne réussissait pas, 
selon des circonstances toutes personnelles. On a aussi démontré 
physiquement que l’électricité statique circule essentiellement à la 
surface des corps, son action est donc probablement toute super¬ 
ficielle, peu déterminée, et les effets physiologiques que l’on ob¬ 
serve sont forcément compliqués d’une série d’actions et de réac¬ 
tions organiques des corps intérieurs et extérieurs. 
Ces divers motifs ont généralement détourné les praticiens 
d’employer cet agent dans la médecine. 
Mon but étant d’étudier spécialement les appareils utilisés ac¬ 
tuellement , je ne m’arrêterai pas plus longtemps aux appareils 
destinés à produire et à appliquer l’électricité statique. 
IL Appareils pour Vapplication de Vélectricité dynamique . 
Ces appareils sont de quatre sortes : 
1° Les appareils à courants constants. 
2° Les appareils à courants induits électro-galvaniques. 
