APPAREILS ÉLECTRO-MEDICAUX. 345 
3° Les appareils à courants induits électro-magnétiques. 
4° Enfin un certain nombre d’appareils spéciaux qui utilisent 
l’électricité sous diverses formes, pour les opérations chirurgicales 
et pour traiter diverses affections. 
1° Appareils à courants constants. Ces appareils ont été intro¬ 
duits dans la pratique par les docteurs Remak et Hiffelsheim ; 
seulement le premier recommande particulièrement l’emploi des 
piles à grande tension, formées d’un nombre d’éléments variant 
entre 100 et 120, en commençant le traitement avec un petit nom¬ 
bre d’éléments, pour augmenter ensuite graduellement la quantité 
dans de courtes séances (de 5 à 15 minutes). M. Hiffelsheim pré¬ 
fère l’emploi de piles portatives, entr’autres de la pile appelée 
chaîne de Pulvermacher. 
L’appareil de Remak, tel qu’il le décrit dans son ouvrage, est 
peu portatif, il occupe même deux chambres, et ses 100 à 120 élé¬ 
ments demandent un entretien continuel pour conserver la même 
intensité ; mais, dans les piles à forte tension, la grandeur des élé 
ments n’étant pas indispensable pour obtenir un courant d’une cer¬ 
taine intensité, puisque c^est seulement de leur nombre que dé¬ 
pend leur plus ou moins grande facilité à vaincre les résistances, 
cette circonstance permettra probablement aux physiciens de ré¬ 
duire la pile et l’appareil de Rémak à des dimensions tout à fait 
portatives sans diminuer ses effets. Le prix pourrait aussi être 
considérablement diminué. 
Voici la description de l’appareil de Remak, d’après les données 
tirées de sa Galvanothérapliie, sauf deux perfectionnements que 
j’ai cru devoir introduire pour modifier dans quelques cas certains 
effets du courant. J’ai ajouté à la description un dessin de cet ap¬ 
pareil, afin de rendre plus compréhensible la marche des courants 
et les diverses expressions techniques généralement peu fami¬ 
lières. 
L’appareil se compose d’une pile A (voir la planche ci-après) 
et d’une table de manipulation (B). 
La pile est formée de 100 à 120 éléments Daniel ( J ) de 4 à 5 
pouces de hauteur sur 3 à 4 de diamètre. Ces éléments sont as¬ 
semblés par série de 10 dans des boîtes rangées les unes à côté 
des autres. 
Les éléments sont reliés à la table de manipulation au moyen 
d’une série de 21 fils de cuivre isolés les uns des autres. 
( 4 ) Les éléments Daniel sont actuellement les plus constants que Ton 
possède lorsqu’il s’agit d’une émission de courant prolongée pendant des 
heures et même pendant des journées entières. 
Bull. Soc. Vaud. Sc. nat. IX. N° 57. 
24 
