346 
CAUDERAY. 
Sur le côté gauche de la table B on voit une série de contacts 
disposés en demi-cercle (G), qui peuvent être successivement tou¬ 
chés par une lamelle mobile, c’est le graduateur des unités, les fils 
venant de la pile aboutissent à ces contacts, de façon à ce que cha¬ 
cun d’eux se trouve être le pôle d’un élément. En poussant la la¬ 
melle de gauche à droite on peut donc fermer graduellement les 
circuits de 1 à 10 éléments, lesquels représentent 10 unités. 
Sur le côté droit de la même table se trouve une seconde série 
de contacts également disposés en demi-cercle avec une lamelle 
mobile au centre (D) ; c’est le graduateur des dizaines, car au lieu 
d’être le pôle d’un seul élément, les fils qui y aboutissent sont les 
pôles d’une série, soit de 10 éléments. Chaque fois que l’on avance 
la lamelle du centre d’un contact, dans le sens de gauche à droite, 
on ajoute à la pile qui travaille une série de 10 éléments. 
En combinant les dizaines avec les unités, on peut former faci¬ 
lement et instantanément une pile du nombre d’éléments que l’on 
désire et graduer ensuite, soit en augmentant, soit en diminuant, 
le nombre des éléments. 
Au centre se trouve un inverseur (E) destiné à inverser le sens 
de la marche des courants. 
Adroite de l’inverseur est un galvanomètre avec des divisions (F), 
pour mesurer l’intensité des courants. Un petit commutateur (f) 
placé devant le galvanomètre permet d’exclure cet appareil du cir¬ 
cuit ou de faire passer le courant deux fois seulement autour de 
l’aiguille dans un fil de l mm de diamètre ou bien encore de lui faire 
donner 34 fois le tour dans un fil plus fin. 
A gauche de l’inverseur, une roue dentée, que l’on met en mou¬ 
vement avec une manivelle, permet d’interrompre le courant jus¬ 
qu’à 240 fois par seconde (G). Un petit commutateur (g) placé 
devant l’interrupteur, permet également d’exclure à volonté cet ap¬ 
pareil du circuit. 
Le commutateur H, placé au centre de la table permet d’em¬ 
ployer isolément les éléments formant les unités, ou de les ajou¬ 
ter aux éléments formant les dizaines. 
Les lettres M et N désignent les deux serre-fils auxquels sont 
reliés les deux fils de cuivre conduisant le courant dans les Rhéo- 
phores. Entre ces serre-fils un interrupteur (0) permet de fermer 
le circuit pendant les applications, ce qui évite dans quelques cas 
une commotion chez le malade. 
Enfin, entre les lettres P et R, 21 serre-fils servent à relier les 
fils venant de la pile et ceux qui aboutissent aux appareils et aux 
contacts des graduateurs. 
Les deux perfectionnements que j’ai introduits dans l’appareil 
de Remak sont les suivants : 
