4 
ARTHUR MAILLEFER 
la main gauche restait et devait rester complètement 
inactive. 
Le microscope peut être d’un modèle quelconque, mais 
doit pouvoir s’incliner assez pour que son tube devienne 
horizontal ; si l’on ne disposait que d’un microscope ne 
pouvant pas s’incliner à plus de 45°, on pourrait encore 
s’en tirer en le fixant sur un plot dont la face supé¬ 
rieure serait inclinée de 45°; le tube serait alors hori¬ 
zontal. Pour la commodité du travail, il est désirable 
que la platine porte un chariot de façon à pouvoir dé¬ 
placer facilement et de petites quantités la préparation. 
Dans les microscopes en général et dans celui de Leitz 
qui est monté dans mon appareil, toutes les vis de com¬ 
mande sont placées à gauche du tube, ce qui permet 
de les manœuvrer de la main gauche sans, par consé¬ 
quent, que la main droite soit obligée d’abandonner le 
crayon . Une seule vis se trouve malheureusement à droite, 
celle qui commande le mouvement de haut en bas du 
chariot de platine; pour éviter les inconvénients qui 
résulteraient de ce fait, je fais mouvoir cette vis à l’aide 
d’un petit treuil actionné par un bouton placé com¬ 
modément à portée de la main gauche. Il serait dési¬ 
rable, même en vue du travail ordinaire au microscope, 
que toutes les vis de commande, soit du microscope, soit 
de la platine, soit du condenseur, fussent placées à 
gauche de façon à toujours laisser la main droite libre 
pour dessiner. 
Un petit prisme à réflexion totale R, placé contre 
l’oculaire, projette l’image de la préparation sur le papier 
placé sur la table. 
Un morceau de carton, percé d’une ouverture laissant 
passer le tube et la poignée du microscope, est appliqué 
verticalement contre le plot P ; ce carton arrête la lumière 
qui provient du condenseur; il n’est utile que lorsqu’on 
travaille avec les faibles grossissements; avec les forts. 
