592 BULL. 
F.-A. FOREL 
SÉP. 4 
marbre formant le mur du quai; l’échelle est divisée en 
centimètres; la lecture n’en est pas très aisée, les chiffres 
étant insuffisamment indiqués, et des erreurs d’observa¬ 
tion doivent être faciles. J’ai déterminé l’équation de ce 
limnimètre grâce à la communication obligeante, que m’a 
faite M. L. Etienne, ingénieur des ponts et chaussées de 
l’arrondissement de Thonon, des observations limnimé- 
! 
triques de l’année 1875. La correction à apporter aux lec¬ 
tures de cette échelle pour les ramener au limnimètre 
normal est de + 0 m .545 L 
Dans sa propriété de Sécheron, à l’extrémité nord des 
Pâquis, sur la rive droite du lac, en dehors du port de 
Genève à environ un kilomètre de la jetée occidentale, 
M. Ph. Plantamour a établi un limnimètre à échelle, à 
l’aide duquel il a fait des études importantes sur les sei¬ 
ches. C’est une règle graduée en fer dont le zéro est exac¬ 
tement à 3 mètres en contrebas du repère de la Pierre du 
Niton; l’équation de ce limnimètre est donc égale à zéro. 
2° Limnimètres à flotteur. Le limnimètre de Vevey et 
celui de Genève (Jardin anglais) sont construits sur le type 
1 Cette correction établit le zéro du limnimètre de Thonon à 2 m .455 
au-dessous du repère de la Pierre du Niton, lequel est, d’après le ni¬ 
vellement Bourdalouë, à.. . 374 m .052 
au-dessus de la Méditerranée 
Le zéro de l’échelle est donc à la cote absolue .... 371 m .597 
Or les nivellements faits lors de l’établissement du lim¬ 
nimètre avaient déterminé ce zéro à.371 ra .70 
Différence .... — 0 m .103 
Cette différence est trop forte pour qu’on puisse l’attribuer simple¬ 
ment à l'erreur causée par des observations limnimétriques insuffi¬ 
santes. Il y a eu probablement là, sauf meilleur avis, un tassement 
du mur du quai, construit, du reste , on le sait, sur un terrain relati¬ 
vement peu solide, et qui a été le théâtre de plusieurs affaissements. 
