5 SÉP. LIMNIMÉTRIE DU LÉMAN BULL. 593 
suivant : Un puits creusé dans le quai est mis en commu¬ 
nication avec le lac par un tuyau de dimensions conve¬ 
nables; une sphère creuse en cuivre 1 flotte dans le puits et 
porte une tige qui s’élève et s’abaisse avec le niveau de 
l’eau. La graduation est gravée sur la tige du flotteur et un 
index placé à hauteur de tête de l’observateur permet une 
lecture facile et très précise. 
Les observations faites à ces appareils peuvent se rap¬ 
porter aux cotes du limnimètre normal à l’aide d’une cor¬ 
rection convenable; la détermination de cette correction 
est un peu plus difficile, et par conséquent un peu moins 
certaine que dans le type précédent. L’opération ne peut 
pas se faire d’une manière directe; l’on est obligé d’opé¬ 
rer par voie indirecte. On détermine par un nivellement 
rapporté au repère fédéral le plus rapproché, la hauteur 
du lac à un moment donné, et l’on fait en même temps 
une lecture au limnimètre. La lecture du limnimètre peut 
être faite avec une très grande précision, mais le nivelle¬ 
ment direct du lac est beaucoup plus délicat, et l’opéra¬ 
tion doit être reprise à réitérées fois pour donner une 
moyenne convenable. Je reviendrai sur ce point au sujet 
du limnimètre enregistreur de Morges. 
Quoi qu’il en soit les corrections ont été déterminées 
pour le limnimètre de Vevey par M. Deladoey, en 1874, 
à + 0 m .234, et pour celui de Genève par M. Redard, en 
1873, à + 0 m .155 2 . 
1 Le limnimètre de Vevey a pour flotteur une bouteille en fer-blanc 
de 20 centimètres de diamètre; c’est une section évidemment insuffi¬ 
sante; de là le peu de sensibilité de l’appareil. 
2 Cette équation a été vérifiée en mars et avril 1874 à la suite d’un 
accident survenu au limnimètre. Voyez les observations originales 
dans les cahiers des Archives des sc. ph. et nat. de Genève. 
