598 BULL. 
F.-A. FOREL 
SEP.10 
s’attaque surtout au limnimètre de Genève, parce que 
cette station est sans contredit le point du lac où les sei¬ 
ches et autres dénivellations accidentelles sont le plus 
importantes. 
Y aurait-il moyen de parer à cet inconvénient en dimi¬ 
nuant la sensibilité de l’appareil, en rétrécissant par exem¬ 
ple considérablement le canal de communication qui réunit 
au lac le puits du flotteur? Ce serait, me semble-t-il, dif¬ 
ficile à réaliser d’une manière suffisante, étant donnée la 
très grande durée des seiches longitudinales du lac (73 
minutes). Il serait plus sûr et plus utile d’établir à Genève 
un limnimètre enregistreur dont j’appelle de tous mes 
vœux la construction prochaine h 
3° Limnimètre enregistreur de Morges. Cet appareil a 
été construit d’après mes dessins par M. J. Cauderay, mé¬ 
canicien à Lausanne, et établi dans mon jardin, rue du 
Lac, n°49, à Morges, au mois de mars 1876. Mon but 
étant avant tout d’étudier les seiches, j’ai dû soigner par¬ 
ticulièrement certains points ; j’ai cherché à donner à l’ap¬ 
pareil une très grande sensibilité tout en ne le laissant 
être influencé que par des mouvements de l’eau d’une 
durée supérieure à une demi-minute. 
C’est un limnimètre à flotteur dont la tige actionne par 
un renvoi de mouvement convenable une tringle hori¬ 
zontale portant le crayon; celui-ci dessine la courbe du 
niveau du lac sur une bande de papier sans fin, déroulée 
par un mouvement d’horlogerie. 
Voici les principaux détails de la construction de cet 
1 Depuis que ces lignes ont été écrites, j’ai, appris que M. Philippe 
Plantamour s’est décidé à faire établir un limnimètre enregistreur 
dans sa campagne de Sécheron, aux Pâquis de Genève. 
