11 SÉP. LIMNIMÉTR1E DU LÉMAN BULL. 599 
appareil qui a fonctionné jusqu’à présent à mon entière 
satisfaction. 
Je désirais éliminer les vagues trop rapides; je voulais, 
tout en enregistrant les dénivellations relativement lentes 
des seiches, n’avoir pas mes tracés troublés par les va- 
gués à allures toutes différentes des vents et des bateaux 
à vapeur. J’ai obtenu ce résultat en donnant au puits dans 
lequel est logé le flotteur une surface relativement grande, 
et en le faisant communiquer avec le lac par des tuyaux 
relativement longs et étroits. Le puits mesure 2 mètres 
carrés de surface; le tuyau de grès qui amène l’eau a 6 
centimètres de diamètre et 8 ra .40 de longueur. Avec ces 
proportions, mon but a été très convenablement atteint, 
et les plus fortes vagues du vent ne font osciller le crayon 
de l’enregistreur que d’une valeur d’un j / 2 millimètre en¬ 
viron ; les vagues des bateaux à vapeur sont sans action, 
à l’exception de la puissante vague qui précède de quel¬ 
ques dizaines de mètres l’avant du navire l . 
L’on emploie généralement pour flotteur des limnimè- 
tres une sphère creuse en cuivre qui porte la tige de trans¬ 
mission en nageant sur l’eau. Cet usage a l’inconvénient 
que la sphère ne se prête pas aux variations de volume 
de l’air qu’elle contient, et est exposée, quand la tempé¬ 
rature s’élève, à des fuites d’air par les fissures du métal, 
à des rentrées d’eau quand la température s’abaisse. On 
corrige cet inconvénient en donnant au flotteur la forme 
d’une lentille biconvexe qui peut, en suivant les variations 
de la pression intérieure, augmenter ou diminuer ses 
courbures. J’ai préféré employer un bassin circulaire en 
1 Voyez au sujet des vagues et des vibrations du lac mon étude sur 
le limnimètre enregistreur de Morges. Arch. des sc. ph. et nat. N. P. 
LVI. 305 sq. Genève, août 1876. 
