19 sép. 
LIMNIMÉTRIE DU LÉMAN 
BULL. 607 
peu d’attention on arrive à faire sur le papier la mesure de 
la moyenne avec une exactitude d’au moins l mm près. 
Il y a bien encore quelques cause^ d’erreur dont je ne 
puis tenir compte. La plus grave est certainement la va¬ 
riation des dimensions des différents organes de l’enregis¬ 
treur sous l’influence de la chaleur et du froid; c’est ainsi 
que la tige du flotteur, d’une longueur de 3 mètres, aug¬ 
mente de près d’un millimètre en passant de la tempéra¬ 
ture de 0° à + 30°. 
En combinant toutes ces causes d’erreur dont, je l’es¬ 
père, une partie du moins se neutralisent et se compen¬ 
sent, j’estime arriver en définitive à connaître à l’aide de 
mon enregistreur la hauteur exacte du lac à dt 2 milli¬ 
mètres près. 
En résumé, d’après les données que je viens d’exposer, 
on peut établir comme suit la correction normale des dif¬ 
férents limnimètres du lac : 
m. 
Chillon. 
échelle de fonte 
— 1.003 
Vevey(av. le 15janv. 1877) 
flotteur 
+ 0.234 
» (dep.le 11 fév. 1877) 
» 
+ 0.19 
Ouchy. 
échelle de fonte 
— 1.632 
Morges. 
» 
— 1.062 
» . 
enregistreur 
0.000 
Rolle. 
échelle de fonte 
— 0.897 
Nyon. 
» 
— 0.704 
Coppet. 
» 
— 1.212 
Sécheron. 
échelle de fer 
0.000 
Genève (Jardin anglais) . 
flotteur 
+ 0.155 
» (mach. hydrauliq.) 
échelle 
? 
Thonon . 
échelle de marbre 
-h 0.545 
Evian. 
flotteur hors de service 
