94 
tegnedes ogsaa skalaen paa en papir strimmel, der klistredes paa træet. 
Da det nu var forholdsvis vanskeligt at anbringe finere inddelinger 
paa træ, og da videre dette under indflydelse af luft og fugtighed 
stadig forandrer sine dimensioner, saa kunde saadanne instrumenter 
ikke gjøre fordring paa nogen stor nøiagtighed, ganske bortseet fra 
den omstændighed, at det var yderst vanskeligt at befæste et apparat 
af glas paa et underlag af træ, saaledes at en forskyvelse var ganske 
udelukket. Trods disse mangler var det dog sikkert ingen lykkelig 
tanke, naar man for ca. 50 aar siden begyndte at anvende metalska- 
laer især af nysølv. Vanskeligheden ved at faa dem ordentlig be- 
fæstede var fremdeles den samme, om end inddelingens fuldkommenhed 
intet lod tilbage at ønske. Desuden var ogsaa fugtighedens indflydelse 
fjernet. Men til gjengjæld var der indført en ny meget større feil. 
Metallerne udvider sig nemlig meget sterkt ved opvarmning. Som 
bekjendt udvider saavel vædskerne som de faste legemer sig ved op¬ 
varmning, de første dog i langt høiere grad end de sidste, Kviksøl- 
vets niveauforandringer i røret er derfor egentlig forskjellen meilem 
iidvidelsen af beholderen tilligemed røret og kviksølvets virkelige ud- 
videlse. En metalskala vil under indflydelse af den vekslende tempe¬ 
ratur forandre sin længde omtrent dobbelt saa meget som thermometer- 
røret, hvad der naturligvis maa have indflydelse paa nøiagtigheden. 
Der gives blot to veie, hvorpaa man kan eliminere denne feil. 
Den ene vei er at anvende et materiale, hvis udvidelseskoefficient er 
lig 0. Et saadant stof kjendes imidlertid ikke; den anden vei, som 
den praktiske thermometri har brugt en paafaldende lang tid til at 
linde, er at anvende en skala af samme stof, som selve thermo- 
metret er lavet af, nemlig glas. Da nemlig en saadan skala har samme 
udvidelseskoefficient som røret, følger den fuldstændig dettes bevægelser 
og fjerner saaledes enhver feil, der betinges af en forskjel i skalaens 
og rørets udvidelse. Det er aldeles ikke hensynet til det smukke 
udseende, hvilket man undertiden antager, der har ført til anvendelsen 
af glasskalaer paa næsten alle nye thermometre, det er som sagt den 
langt vigtigere omstændighed, at kun saadanne thermometre er istand 
til at levere nøiagtige temperaturangivelser. 
Nu er der tilbage spørgsmaalet om, hvorledes glasskalaen skal 
anbringes. Ogsaa dette har sat menneskenes opfindsomhed paa prøve 
og krævet endeløse grublerier, før man kunde opnaa brugbare resul- 
