tater. Problemets løsning syntes fra først af meget simpel. Man 
kunde jo gjøre thermometerrøret tilstrækkelig tykt og anbringe ind- 
delingen paa dets overflade’. Saaledes fremkom de saakaldte stang- 
thermometre, der endnu den dag idag kan glæde sig ved en 
ikke liden udbredelse. Yistnok var det vanskeligt, tydelig at skjelne 
de paa røret indridsede tal og delstreger, men ved at anbringe bag ska¬ 
laen paa en stribe emailglas, der smeltedes paa røret, blev tydeligheden 
betydelig forstørret, navnlig naar man sværtede inddelingen med en 
blanding af sod og olje. Men da overfladen af et thermometer idet- 
heletaget er udsat for em temmelig ublid medfart, stadig er udsat for 
atmossfæriliernes indvirkning og kommer i berøring med alle mulige 
vædsker, saa vil inddelingen paa et stangthermometer, hvor smuk og 
tydelig den end fra begyndelsen af har været, efter kortere eller læn- 
gere tids forløb blive fuldstændig ulæselig. Hertil kommer, at saa 
fine inddelinger, som Vio eller Y 10 o af en grad, der er nødvendige ved 
videnskabelige maalinger, neppe lader sig anbringe paa den hvælvede 
overflade af en glasstang. Hvorledes skulde man nu bære sig ad 
forat anbringe en glasskala, der er skarp og tydelig og samtidig er 
beskyttet mod enhver slitage. Besvarelsen af dette spørgsmaal var 
egentlig allerede givet i rørthermometret, hvis indførelse i det prak¬ 
tiske liv dog maa tilbageføres til andre motiver. Por nemlig at frem¬ 
stille meget billige thermometre var man i Thuringen begyndt med 
at smelte det egentlige thermometerrør ind i et videre; derpaa stak 
man skalaen, der var tegnet paa et sammenrullet stykke papir ned 
ved siden af og tilsmeltede det hele oventil. Denne slags thermometer 
er jo almindelig bekjendte. Nu laa det nær istedetfor en papirskala 
at anbringe en paa melkeglas omhyggelig udført inddeling, og dette 
er da ogsaa den konstruktion, der ganske almindelig anvendes for 
thermometre, bestemte til videnskabeligt brug; men nu stod der endnu 
tilbage at udfinde maaden, hvorpaa skalaen skulde befæstes i det indre 
af røret, saaledes nemlig, at den ikke blot stod ganske fast, men ogsaa 
nøie fulgte thermometerrørets udvidelser. I begyndelsen bar man sig 
naturligvis bagvendt ad, idet man stedse fastgjorde den i den øvre 
ende af røret. Herved blev, som man let indser en ganske ny feil 
indført; mens nemlig skalaen udvider sig ovenfra og nedefter, saa ud- 
vider thermometerrøret sig nedenfra opover, naar temperaturen steg, 
hvorved fordelen ved at anvende glasskala aldeles bortfaldt. En vir- 
