130 
en selvregistrerende regnmaaler (med flottør), som imidlertid ikke gav 
tilfredsstillende resultater. Muligens er den endnu i brug. 
En station af 2den orden er udstyret med kviksølvbarometer, 
aneroidbarometer, et eller flere termometre, psycbrometer og nedbør- 
maaler. Desuden hører der til stationen en vindfløi eller vimpel og 
for kyststationernes vedkommende sjøtermometre. Af denne slags 
stationer fandtes der i 1893 ialt 40 spredt rundt om i landet. 
3die ordens stationer, bvoraf der i 1893 var ialt 29, mangler 
barometre, men har forøvrigt samme udstyr som stationerne af 2den 
■orden. 
Regnmaalerstationerne endelig har kun de nødvendige redskaber 
til maaling af nedbørmængden. Denne og nedbørens slags er det 
eneste, som iagttages ved disse stationer, naar man undtager ganske 
leilighedsvise observationer af særskilt art. Regnmaalerstationernes 
antal var i 1893 29, men som før nævnt vil der fra iaar af bli op- 
rettet ikke mindre end 263 nye — ifølge særskilt storthingsbevilgning. 
Der arbeides for tiden med at ordne det nødvendige, saa at stationerne 
kan træde i virksomhed fra førstkommende Iste juli. 
De selvregistrerende instrumenter ved Kristiania station er som 
■nævnt en barograf Richard, en termograf Richard og en termograf 
efter dansken Rung. Af Richard ? s registerbarometer, som det der 
kaldes, har „ Naturen u for oktober 94 en beskrivelse med tilhørende 
afbildning, hvorfor jeg her ikke skal omtale det nærmere. Richards 
termograf er indrettet paa følgende maade (flg. 24): En krum metal- 
beholder (a) er med den ene ende fæstet til en støtte i instrumentets 
fodplade, med den anden ende staar den i forbindelse med vegtstangen 
(b). Beholderen er fyldt med spiritus. Naar temperaturen stiger, vil 
spiritusen udvide sig sterkere end metallet, trykket vokser indeni be¬ 
holderen, og som følge deraf vil den rette sig noget — paa samme 
maade som en vandslange retter sig, naar våndet sættes paa. Derved 
vil vegtstangen løftes i den ende, der ligger tilvenstre for aksen, og 
som bærer en stift, der skriver paa cylinderen. Denne dreies rundt 
af et urverk. Ved synkende temperatur vil metalbeholderen derimod 
krumme sig og vegtstangens skrivende ende synke. 
Den Rungske termograf, som har været i anvendelse siden 1882, 
■ er forsaavidt ikke selvregistrerende som dens angivelser maa optegnes 
hver morgen og aften, idet den stilles paany. Den angir temperaturen 
kun for hver fulde time. Den bestaar af 12 termometre anbragt i et 
