134 
a 
Maalingen af luftens tryk udføres med det saakaldte Kew-stations- 
barometer, der udmerker sig ved sin enkle og samtidig nøiagtige af- 
læsning. Dette barometer, der er fremstillet i fig. 26 toges i brug 
ved de meteorologiske stationer i 1875. Barometret bar en kapsel (K), 
i hvis laag et skinddækket hul lader luften faa adgang til kviksølvets. 
overflade. Det har et bestemt indstillingsapparat, der bevæges op og 
ned ved skruen s, og det er ophængt paa en saadan 
maade, at det af sig selv stiller sig lodret. Bevæ- 
gelsen af kviksølvet • i barometrets beholder, der er en 
uundgaaelig følge af dets synken og stigen i røret, blev 
paa de tidligere anvendte Fortin-barometre uskadelig¬ 
gjort ved med en skrue, der trykkede paa skind- 
ni bunden i kapslen, at bevæge kviksølvets overflade op 
til et fast udgangspunkt (en benstift, der ragede ned 
i beholderen, som var gjennemsigtig). Paa Kew-baro- 
S metret er denne sekundære bevægelse taget hensyn til 
i selve skalaen, hvorved altsaa en kilde til feil under 
iagttagelserne er undgaaet. 
Ved alle stationer af 2den orden anvendes som 
reserve aneroidbarometre af den sædvanlige konstruk- 
£ tion. Beskrivelse og tegning af dette barometer har 
nylig været indtaget i „ Naturen “ (dr. Miethes artikel 
i oktoberheftet 94), hvorfor det formentlig er unødven- 
digt her at omtale det nærmere. 
Luftens temperatur maales dels med almindelige 
kviksølvtermometre, dels med minimumstermometer. 
Disse instrumenter er saa almindelig kjendt, at en 
beskrivelse er overflødig. Derimod tør det være mere 
paa sin plads med et par ord at omtale, hvordan ter¬ 
mometrene opstilles. Man ser ikke sjelden termometre 
anbragt paa en saadan maade, at de er udsat baade 
for sol og væde, hvorved deres angivelser selvfølgelig 
blir meget usikre, hvor paalideligt instrumentet end i 
sig selv kan være. 
» Alle institutet tilhørende termometre, som er i brug, er beskyttet 
af dertil indrettede termometerhuse, hvis mest bragelige former er 
fremstillet i figurerne 27, 28 og 29. Fig. 28, som er seet fra siden,, 
viser, hvordan termometerhusene er opstillet. Ved selve opstillingen r 
Fig. 26. Kew- 
stationsbaro- 
meter. 
