135 
hvorom der gives enhver iagttager detaljeret instruks, og ved husets 
konstruktion er saavidt gjørligt al fremmed indflydelse holdt borte, 
mens de aabne persiennevægge i huset ikke hindrer luften fra frit at 
strømme forbi termometret og meddele det sin temperatur. 
I fig. 29 er tillige fremstillet et tredie meget vigtigt meteorologisk 
apparat — fugtighedsmaaleren eller psychrometret. Som man ser, 
bestaar apparatet af to termometre. Disse er begge inddelt i femte- 
dels grader. Kuglen paa termometret tilhøire er ombundet med et 
Fig. 27 og 28. Termometerhuse. 
stykke musselin, der ved en væge staar j. forbindelse med en nedenfor 
hængende vandkop og saaledes stadig holdes vaad. Naar det er 
kuldegrader, maa tøiet vædes for hver observation. Våndet paa ter- 
mometerkuglen vil under sædvanlige omstændigheder fordunste, og da 
den varme, der medgaar til fordunstningen, tages fra selve termometret, 
vil dette synke. Jo tørrere luften er, desto raskere vil fordunstningen 
foregaa, og desto lavere vil termometret synke. Forskjellen mellem 
det tørre og det vaade termometers udvisende vil altsaa gi et maaL 
