LE  BAROMÈTRE-LEVIER  DE  M.  H.  DUFOUR 
177 
il  devra  être  choisi  comme  pour  un  bon  baromètre  ordinaire, 
pour  que,  d’un  côté,  le  ménisque  n’ait  pas  une  trop  grande  in¬ 
fluence  et  que,  d’un  autre  côté,  l’appareil  ne  soit  pas  trop  lourd. 
Afin  que  le  mouvement  du  tube  dépende  le  moins  possible  du 
fil,  et  qu’il  soit  provoqué  par  les  plus  petites  variations  de  pres¬ 
sion,  il  sera  nécessaire  de  prendre  h  aussi  grand  que  possible, 
c’est-à-dire  aussi  grand  que  les  dimensions  d’un  appareil  bien 
conditionné  le  permettent;  b  est  donc  aussi  donné  jusqu’à  un 
certain  point  par  les  circonstances.  Il  en  est  de  même  de  l’am¬ 
plification  de  laquelle  dépend  directement  c. 
Afin  de  faciliter  la  construction  du  baromètre-levier,  on  forme 
celui-ci  d’un  tube  coudé  en  quatre  places  différentes,  et  toujours 
à  angle  droit  (PL  IV,  fig.  2)  ;  à  la  branche  horizontale  supérieure 
est  adapté  un  curseur  dont  le  poids ,  qui  est  calculé  après  la 
construction  du  tube ,  sert  à  régler  la  position  du  centre  de  gra¬ 
vité  de  l’appareil  ;  celui-ci  est  suspendu  au  moyen  d’un  collier  O 
que  l’on  peut  fixer  en  un  point  quelconque  du  tube.  Par  un 
choix  convenable  du  poids  additionnel,  de  sa  position  et  du 
point  de  suspension ,  on  peut  donc  faire  de  telle  sorte  que  le 
centre  de  gravité  du  baromètre  ait  des  coordonnées  x  et  y  don¬ 
nées  d’avance,  pourvu  naturellement  que  ces  coordonnées  restent 
comprises  entre  certaines  limites  données  par  la  pratique.  Ceci 
pour  montrer  que  l’on  peut  disposer,  pour  le  calcul  de  l’instru¬ 
ment,  des  valeurs  de  Qx  et  de  Q y.  L.  devra  être  choisi  aussi 
grand  que  possible,  afin  que  P  soit  aussi  petit  que  possible; 
L  sera  donc  parfaitement  déterminé  dès  que  le  point  de  sus¬ 
pension  sera  lui-même  fixé,  car  L  ne  âera  autre  chose  que  OE. 
Avant  même  d’avoir  calculé  exactement  la  position  de  O,  on 
connaîtra  L  à  quelques  centimètres  près,  d’après  la  forme  du 
tube.  L’amplification  étant  aussi  connue  d’avance ,  il  sera  facile 
de  calculer  approximativement  quelle  sera  la  position  extrême 
de  F  pour  les  pressions  les  plus  faibles  ;  on  pourra  donc  savoir 
quelle  devra  être  la  valeur  minima  de /,  et  cette  valeur  minima 
devra  être  peu  éloignée  de  la  vraie  valeur,  car/ doit  être  aussi 
petit  que  possible ,  afin  que  le  moment  de  rotation  exercé  en  E 
le  soit  également,  ce  qui  est  nécessaire,  afin  que  le  frottement 
au  point  de  suspension  soit,  lui  aussi,  un  minimum. /pourra 
donc  être  déterminé  d’avance,  de  sorte  que  K  a  une  valeur 
bien  déterminée. 
Les  quantités  dont  nous  diposons  sont  donc  m,  B,  Qx ,  Q  y 
