LE  BAROMÈTRE-LEVIER  DE  M.  H.  DUFOUR  185 
En  appelant  a  le  poids  spécifique  du  mercure,  nous  avons  : 
M=2 
a  ( a  —  4  )  abs  + 
[A(a_  3)  y)Pm(A+as— . a,)]  < 
Comme  A 5  n’est  autre  chose  que  le  poids  q  de  la  colonne  de 
mercure  par  unité  de  longueur  à  0° ,  M  prend  la  forme  : 
M=2 
1  (_(*_!)  c%+ 
-I-  [(a_  3)  (a2+6c)  2+  (“— /)  (A+a2 — «,)PmJ  c 
Le  moment  artificiel  à  faire  agir  sur  l’appareil  pour  com¬ 
penser  tout  effet  de  variation  de  température  pour  les  positions 
moyennes  est  donc  : 
M  =  2] 
y  —  j^a — ■Çj{c^+^c)q  +  (a — y)  (A+a2 — a ,)  PmJ  <p  ; 
Remarquons  que  ce  moment  sera  toujours  nul  pour  : 
(*~ï)abq 
<P  = 
H) 
oc  —  —  1  (a2  +  bc)  q-\-  (a  —  7)  (A  +  a2  —  at)  P  m 
Cette  valeur  est  assez  approximativement  : 
ah 
<P  ' 
- bc 
Il  est  clair  que  cet  angle  (p  ne  sera  pratiquement  jamais 
atteint,  mais  sa  connaissance  est  utile  dans  le  placement  du 
petit  appareil  que  nous  allons  décrire. 
On  peut  corriger  l’influence  de  la  température  sur  le  baro¬ 
mètre-levier  en  fixant  à  celui-ci,  en  un  point  quelconque,  mais 
