RECHERCHES  SUR  QUELQUES  DIÉLECTRIQUES 
9 
PREMIÈRE  PARTIE 
Détermination  de  la  capacité  inductive 
spécifique. 
I.  Méthode  expérimentale.  —  Exposé  et  théorie. 
Exposé  de  la  méthode.  —  C’est  une  méthode  de  com¬ 
pensation;  elle  est  souvent  employée  dans  les  mesures  télégra¬ 
phiques  pour  comparer  les  capacités  de  deux  câbles,  par 
exemple,  sous  le  nom  de  méthode  de  de  Sciuty.  Ce  n’est  qu’une 
simple  modification  du  pont  de  Wheatstone  dans  laquelle  les 
condensateurs,  dont  on  veut  comparer  les  capacités,  prennent 
la  place  de  la  résistance  inconnue  et  de  celle  qui  sert  d’étalon. 
Dans  la  figure  1  qui  donne  le  schéma  de  la  méthode,  Wt  et  W2 
sont  deux  résistances  variables  à  volonté ,  C, ,  C2  les  deux  con¬ 
densateurs  que  l’on  veut  comparer;  P  est  la  pile  déchargé  dont 
le  circuit  peut  être  à  volonté  interrompu  et  fermé  en  K  à  l’aide 
d’un  manipulateur  ;  enfin  G  est  un  galvanomètre.  En  abaissant 
le  manipulateur  K,  le  galvanomètre  ne  subit  aucune  déviation 
lorsque  la  relation 
wt  ct  =  w2  c2 
est  rigoureusement  satisfaite. 
Cette  méthode  exige,  pour  atteindre  une  exactitude  suffisante, 
l’emploi  d’un  galvanomètre  astatique  et  à  grande  résistance 
très  sensible  ;  mais  on  peut  simplifier  la  disposition  expérimen¬ 
tale  en  se  servant,  comme  source  du  potentiel  de  charge,  d’une 
bobine  d’induction  actionnée  par  le  courant  d’une  pile.  Les  cou¬ 
rants  alternatifs  engendrés  par  cet  appareil  chargent  et  déchar¬ 
gent  les  deux  condensateurs  à  chaque  renversement  du  sens  du 
courant  ;  en  remplaçant  le  galvanomètre  G  par  un  téléphone, 
on  y  perçoit  un  bruit  qui  diminue  d’autant  plus  que  la  relation 
est  près  d’être  satisfaite  et  qui  devient  nul  dans  le  cas  où  cette 
égalité  a  rigoureusement  lieu. 
La  détermination  du  rapport  des  capacités  C,  et  C2  revient 
donc  à  la  mesure  de  celui  des  résistances  Wt  et  W2  ;  ces  derniè¬ 
res  pouvant  être  mesurées  facilement  avec  une  grande  exacti- 
