20 
ADRIEN  PALAZ 
entre  les  deux  surfaces  métalliques.  Le  rapport  moyen  de  l’es¬ 
pace  libre  entre  les  deux  cylindres  est  égal  à  507mrn  et  sa  hau¬ 
teur  à  437mm. 
Les  isolateurs  m  étaient  fixés  au  cylindre  intérieur  au  moyen 
d’un  mastic  isolant ,  composé  d’un  mélange  de  cire  et  de  colo¬ 
phane  ;  les  variations  du  rapport  des  capacités  des  deux  con¬ 
densateurs  ,  d’une  mesure  à  l’autre ,  proviennent  de  ce  que  l’é¬ 
paisseur  de  cette  couche  adhérente  n’était  pas  exactement  la 
même  dans  toutes  les  expériences. 
RÉSISTANCES.  —  Ainsi  qu’il  résulte  de  la  théorie  de  la 
méthode,  la  mesure  des  capacités  des  condensateurs  repose 
sur  la  détermination  du  rapport  de  deux  résistances;  le  plus 
grand  soin  devait  donc  être  consacré  à  leur  mesure  et  à  l’éli¬ 
mination  des  erreurs  pouvant  provenir  de  leur  isolation  im¬ 
parfaite. 
Les  premiers  essais  préliminaires  furent  faits  avec  deux  boî¬ 
tes  de  résistance  de  la  maison  Siemens  et  Halske ,  à  Berlin  ;  je 
reconnus  bientôt  le  peu  d’exactitude  que  comportait  l’emploi 
de  ces  appareils  ;  car,  malgré  leur  enroulement  bifilaire,  ces  rhéo¬ 
stats  possédaient  un  self-potentiel  assez  considérable ,  ensorte 
que  le  son  perçu  au  téléphone  ne  pouvait  jamais  être  rendu 
nul ,  mais  seulement  réduit  à  un  minimum  encore  trop  intense 
pour  permettre  une  mesure  bien  exacte;  d’ailleurs  cette  inten¬ 
sité  du  son  minimum  fournit,  les  conditions  du  diélectrique  du 
condensateur  restant  les  mêmes ,  un  moyen  aussi  commode 
qu’exact  de  constater  si  un  circuit  donné  possède  un  self-poten¬ 
tiel  appréciable. 
Je  pris  ensuite  un  certain  nombre  de  lampes  à  incandescence 
Edison  qui,  ayant  un  self-potentiel  tout-à-fait  négligeable,  ne 
pouvaient  donner  naissance  à  des  courants  perturbateurs  ;  l’ex¬ 
tinction  complète  du  bruissement  dans  le  téléphone  était  ob¬ 
tenue  à  l’aide  d’une  résistance  variable  formée  par  deux  fils 
de  maillechort  très  fins  sur  lesquels  glissait  un  curseur  à  con¬ 
tact  de  mercure.  Cette  disposition  ne  donna  pas  de  résultats 
concordants;  les  chiffres  obtenus  variaient  suivant  la  combi¬ 
naison  des  lampes  employées.  Ces  variations  provenaient  d’un 
défaut  d’isolement  dans  les  lampes;  celles-ci  sont,  en  effet, 
adaptées  à  leur  monture  en  bois,  à  l’aide  d’un  mastic  en  plâtre, 
ensorte  que  l’isolement  parfait  nécessité  par  l’emploi  de  cou- 
