RECHERCHES  SUR  QUELQUES  DIÉLECTRIQUES  21 
rants  à  haute  tension ,  en  usage  dans  les  essais  préliminaires, 
était  illusoire. 
La  combinaison  suivante  donna,  par  contre,  de  bons  résultats 
et  elle  fut  employée  durant  tout  le  temps  des  recherches  qui 
sont  à  la  base  de  ce  travail.  Entre  les  deux  parois  du  labora¬ 
toire,  distantes  de  8  mètres,  je  tendis,  à  une  hauteur  de  3  mè¬ 
tres  environ,  sur  des  isolateurs  fixés  dans  des  blocs  de  paraf¬ 
fine,  une  série  de  fils  parallèles;  ces  fils  .descendaient  à  une 
extrémité  le  long  de  la  paroi  jusqu’à  120  centimètres  du  sol  et 
étaient  assujettis  à  des  bornes  isolées  sur  une  plaque  d’ébonite. 
Ces  bornes  étaient  munies  de  fils  épais  qui  permettaient,  à  l’aide 
de  godets  à  mercure  aussi  isolés,  de  combiner  les  résistances 
entre  elles.  Le  fil  de  maillechort  employé  avait  0,1 5mm  de  diamè¬ 
tre,  un  double  isolement  de  soie  et  une  résistance  de  13,8  ohms 
par  mètre.  La  résistance  de  ces  couples  de  fils  que  je  désignerai 
par  les  lettres  A,  B,  C,  D,  E  et  F  fut  mesurée  à  0,0005  près  à 
l’aide  du  pont  de  Wheatstone  ;  les  chiffres  ci-dessous  sont  la 
moyenne  de  mesures  faites  à  trois  époques  différentes  et  rame¬ 
nées  à  la  même  température  de  15°  : 
du  fil  ...  A  B  C  D  E  F 
Résistance  en  ohms  237,31  239,01  240,57  240,37  170,14  52,19 
Outre  cette  combinaison  de  fils,  j’ai  fait  usage  d’une  résistance 
variable  à  curseur  avec  contact  de  mercure  c  (fig.  4),  composée 
de  trois  paires  I,  II,  III  de  fils  parallèles ,  de  1,90  mètre  de  lon¬ 
gueur  et  de  0,2mm  de  diamètre  ;  ces  fils  étaient  tendus  sur  une 
planche  entre  des  bornes  isolées  sur  des  plaques  d’ébonite,  l’iso¬ 
lement  du  bois  ayant  été  reconnu  insuffisant.  La  résistance  de 
chaque  couple  de  fils  fut  soigneusement  mesurée  et  chacun 
d’eux  fut  exactement  calibré ,  de  30  en  30  centimètres.  L’ohm 
correspondant  à  peu  près  à  20  centimètres  de  fil  simple,  c’est-à- 
dire  à  un  déplacement  du  curseur  de  10  centimètres ,  la  résis¬ 
tance  était  ainsi  connue  exactement  de  3  en  3  ohms  ;  l’homogé¬ 
néité  du  fil  était  suffisante  pour  permettre  l’interpolation  entre 
ces  limites.  Ces  couples  de  fils  sont  désignés  dans  la  suite  par 
les  chiffres  I,  II  et  III.  Le  tableau  suivant  donne  en  ohms  la 
résistance  de  chacun  d’eux ,  de  30  en  30  centimètres ,  pour  une 
température  de  15°. 
