22 
ADRIEN  P  AL  A  Z 
Division 
clu  curseur. 
Rhéostat 
N°  I. 
Rhéostat 
N°  II. 
Rhéostat 
N°  III. 
0 
0,40 
0,48 
0,41 
30 
3,66 
3,57 
3,58 
60 
6,86 
6,75 
6,75 
90 
10,10 
9,71 
9,85 
120 
13,30 
13,07 
13,07 
150 
16,51 
16,21 
16,26 
190 
20,72 
20,44 
20,44 
Je  me  suis  lin  peu  étendu  sur  la  construction  et  la  mesure 
des  résistances  employées ,  parce  que  cet  élément  est  un  des 
facteurs  les  plus  importants  des  mesures  qui  font  l’objet  de  ce 
travail.  En  effet,  toutes  les  mesures  revenant  à  la  comparaison 
de  deux  résistances,  le  degré  d’exactitude  auquel  on  peut  arri¬ 
ver  dépend  essentiellement,  déduction  faite  des  erreurs  acciden¬ 
telles  d’observation,  du  degré  de  perfection  des  résistances 
employées.  Un  contrôle  fort  simple  des  qualités  des  résistances 
était  le  suivant.  La  position  du  curseur  sur  le  rhéostat,  corres¬ 
pondant  à  l’extinction  du  bruit  dans  le  téléphone,  pouvait  être 
déterminée  à  3  centimètres  près  en  moyenne  ;  la  résistance  de 
chacun  des  circuits  étant  ainsi  connue  à  0,001  près,  la  capacité 
d’un  des  condensateurs,  exprimée  en  fonction  de  celle  de  l’au¬ 
tre,  ne  devait  donc  pas  varier  de  plus  de  0,002  en  passant  d’une 
combinaison  de  fils  à  une  autre  ;  c’est  ce  qui  eut  constamment 
lieu  pendant  toute  la  durée  des  recherches. 
Appareil  d’induction  et  potentiel  moyen  de  charge. 
—  La  charge  des  condensateurs  était  effectuée  à  l’aide  du  cou¬ 
rant  alternatif  fourni  par  un  inducteur  à  glissière  Dubois-Rey¬ 
mond,  actionné  par  quelques  éléments  Daniell.  L’interrupteur 
du  courant  primaire  était  à  marteau  ;  le  courant  induit  changeait 
de  sens  de  40  à  50  fois  par  seconde,  ainsi  qu’on  en  pouvait  juger 
par  la  hauteur  du  son  produit  par  le  ressort  de  l’interrupteur. 
Quant  au  potentiel  moyen  de  charge  des  condensateurs ,  on 
pouvait  en  varier  la  valeur  de  deux  manières  :  en  enfonçant 
plus  ou  moins  la  bobine  induite  mobile  ou  en  augmentant  le 
